2 feorgert: Üeber eine neue Vorrichtung am Jung'scten Mikrotom. X, 1. 



bunden. Ein weiterer Mangel bestand in der Scliwieriglieit , mit der 

 eine nur eiuigermaassen genaue Einstellung der Höhe zu bewerkstelligen 

 war. Diese Uebelstände machten eine Vorrichtung wüuschenswerth, die 

 eine exactere, gleichmässige Auf- und Abwärtsbewegung des Objects 

 ohne Drehung ermöglicht. 



Eine derartige Vorrichtung lässt sich in zweierlei Art und Weise 

 anbringen; entweder so, dass der Objecthalter mit dem Object oder das 

 Object allein gehoben resp. gesenkt werden kann. In dem einen Falle 

 ist die Bewegung eine senkrechte, im anderen erfolgt sie in der Rich- 

 tung des Objects. 



Der ersteren Coustruction bediente sich L. Koch*, indem er sie 

 auf zwei verschiedene Objecthalter der JuNCx'schen Mikrotome (No. 3 

 und 7 des JuNo'schen Katalogs) anwandte. Abgesehen davon, dass 

 diese Hebevorrichtung den Preis der Objecthalter wesentlich erhöht — 

 sein Modell No. 1 kostet je nach der Grösse M. 20 bis 22, Modell No. 2 

 M. 11 bis 12 mehr — scheint auch bei Figur 1, wo sie eine Hebung 

 von 13'5 mm gestattet, das Object an seitlicher Bewegungsfähigkeit 

 eingebüsst zu haben, während bei Figur 2 als Maximum überhaupt nur 

 eine Hebung von 8 mm erreicht wird. 



Mayer und Schoebel ~, die ein Jahr später in dieser Zeitschrift 

 ebenfalls eine Vorrichtung zum Heben des Objects am JuNG'schen 

 Mikrotom beschrieben, wählten die andere Möglichkeit und brachten 

 ihren „Objectheber" so an, dass das Object allein mit dem dasselbe 

 tragenden Cylinder gehoben resp. gesenkt wird. Sie benutzten hierzu 

 eine dritte, als „Neues Neapler Modell" bezeichnete Form des Object- 

 halters, bei welcher das Object auf einem Metallcylinder befestigt wird 

 und dieser in dem ihn umschliessenden Metallblock verschoben werden 

 kann. Leider hat der von Mayer und Schoebel construirte Object- 

 heber neben dem Vortheile grosser Einfachheit den Mangel, dass eine 

 genaue Einstellung mittels desselben nicht leicht ausführbar ist, dass 

 er ferner „nur hebt, nicht auch senkt". 



Von diesen Mängeln frei zu sein, ist der Vorzug der im Folgenden 

 näher beschriebenen Hebevorrichtung, die, gleich wie die von Mayek 

 und Schoebel angegebene, für das neue Neapler Modell construirt, 

 eine Auf- und Abwärtsbewegung des Objectes mit seinem Cylinder 

 bewirkt. 



Koch, A. , Einige neue Objecthalter für die Jusc+'schen Mikrotome 

 (Diese Zeitschr. Bd. VII, 1890, p. 165 ff.). 



-) Maveh, P., u. Schoebei., E., Einfache Vorrichtung zum Heben des 

 Objectes am JuNa'schen Mikrotom (Diese Zeitschr. Bd. VIII, 1891, p. 303—304). 



