146 Wiesner: Mikroskop zur Bestimmung des Längenwaclisthums. X, 2. 



Instrument auch auf eine wissenschaftliche Reise mitgenommen werden 

 soll, so stellte ich noch die Anforderung, dasselbe so compendiös als 

 möglich zu gestalten. Herr Carl Reichert hat dieses Instrument mit 

 bekannter Meisterschaft ausgeführt^. 



Da mehrere auswärtige Fachgenossen, nachdem sie dieses Mikro- 

 skop bei mir gesehen, dasselbe sofort bestellten, so darf ich annehmen, 

 dass es noch anderen Collegen erwünscht sein dürfte, dieses Instrument 

 zu besitzen. Deshalb gebe ich im Nachfolgenden eine kurze Beschrei- 

 bung desselben nach dem in meinem Besitze befindlichen Exemplare. 



Das Instrument (s. die umstehende Figur) besteht aus zwei trenn- 

 baren Theilen, nämlich aus dem Stativ und der Mikroskopröhre, 



Das Stativ setzt sich aus dem Fuss (Hufeisen) und einer verticalen 

 Säule zusammen, welche als Träger der horizontal liegenden Mikro- 

 skopröhre dient. 



Die Säule hat eine Höhe von ca. 119 mm und verlängert sich, 

 allerdings bei völligem Emporschrauben, um 70 mm; der Spielraum der 

 Höhenmessung beträgt aber blos 60 mm. 



An der Rückseite der Säule befindet sich ein vom Grunde der 

 letzteren 60 mm emporreichender, in Millimeter getheilter fixer, aus 

 Stahl gefertigter Maassstab, während der übrige Körper der Säule von 

 einem beweglichen Metallmantel umgeben ist. In diesem Mantel ist ein 

 Nonius eingelassen , welcher beim Empor- oder Hinabschrauben des 

 Mantels längs des fixen Maassstabes sich bewegt. 



Das Emporschrauben des Mantels erfolgt auf gewöhnliche Weise 

 durch Zahn und Trieb (T'). Mit dem Mantel wird selbstverständlich 

 auch die Mikroskopröhre gehoben. 



Der ausziehbare Tubus von 160 resp. 185 mm Länge wird durcli 

 einen am Schlitten eingelassenen Zapfen mit dem Stativ verbunden und 

 durch die Schraube a fixirt. Durch Zahn und Trieb (T) lässt sich die 

 Mikroskopröhre in horizontaler Richtung verschieben, zum Zwecke der 

 Einstellung des Objectes. Für die Einstellung des Objectes ist es aber, 

 will man nicht das ganze Mikroskop verschieben, erforderlich, die hori- 

 zontal liegende Mikroskopröhre auch um eine verticale Achse drehen 

 zu können. Dies kann leicht geschehen, wenn die Schraube a gelüftet 

 wird; es lässt sich dann die Mikroskopröhre in der Horizontalebene um 

 den tief eingelassenen oben genannten Zapfen drehen. 



An der Vorderseite des Instrumentes befindet sich das Objectiv 



1) Ueber andere Mikroskope zu ähnlichen Zwecken cfr. Pfeffeu, W,, 

 Pflanzenphysiologie, Bd. II, p. 85, und Vines in Sachs' Arbeiten des Botan. 

 Inst, zu Würzburg Bd, II, p, 135. 



