156 Zoth: Ueber die Kühlung von Projectionspräparaten. X, 2. 



Wunsch von Prof. Rollet t einen Condensor mit der entsprechend 

 grösseren Brennweite berechnet, welcher freilich naturgemäss einen ge- 

 ringeren Oeffnungswinkel besitzt. Der Condensor, welchen die ZEiss'sche 

 Werkstätte herzustellen die Freundlichkeit hatte, lässt nach deren An- 

 gaben durch die Wahl eines besonderen Constructionstypus (doppelte 

 Front- und dreifach verkittete Hiuterlinse), sowie Verwendung eines 

 sehr stark brechenden Crownglases (n = 1'62) in den Frontlinsen noch 

 die Apertur von 1"0 erreichen. Für die Dimensionen unseres Kühlers 

 unter Anwendung von convergentem Lichte entspricht der Corrections- 

 zustand ungefähr dem eines gewöhnlichen achromatischen Condensors. 

 Der Mangel einer höheren Apertur des Beleuchtungskegels als 10 fällt 

 für Projectionen in praxi nicht ins Gewicht. 



Die Verwendung des directen Kühlers, wie ich ihn nenne, 

 schliesst die Beanspruchung des erstbesprochenen Absorptionskühlers 

 nicht aus. Für sich allein giebt der erstere ähnliche Resultate wie der 

 letztere; nur die Combination beider weist die besprochenen sehr gün- 

 stigen Erfolge auf, welche die Projection feiner und recht empfindlicher 

 Präparate — ich erinnere nur an die von Professor Rollett projicirten 

 Contractionswellen von Insectenmuskeln^ — in glänzender Weise er- 

 möglichen. 



Mir ist bisher nichts Bestimmtes über die Anwendung der directen 

 Kühlung bei Projectionen bekannt geworden, daher ich mich zu dieser 

 Mittheilung veranlasst fühlte. Nur einmal, zu Anfang vorigen Jahres, 

 als ich meine Versuche schon beendet hatte, ging durch die Tages- 

 blätter die Nachricht, die Firma Pöllek in München baue für die 

 Columbische Ausstellung ein Riesen-Projectionsmikroskop, bei welchem 

 eine Kühlvorrichtung mit flüssiger Kohlensäure in Verwendung kommen 

 solle. Sehr interessirt schrieb ich sogleich dorthin, erhielt jedoch nur 

 die Antwort, dass die Versuche in dieser Richtung uoch zu keinen end- 

 giltigen Ergebnissen geführt hätten. Für die ungeheuren Licht- (und 

 Wärme-) Intensitäten, wie sie bei diesem Apparate in Anwendung 

 kommen sollten, würde vielleicht meine besprochene Wasser-Kühl- 

 vorrichtung in der vorliegenden Form doch nicht hinreichend sein, 

 jedenfalls aber auch nur ein Princip die Projectionen überhaupt ermög- 

 lichen, nämlich die directe Kühlung. 



Rollett, A., Ueber die Contractionswellen und ihre Beziehung zu der 

 Einzelzuckung bei den quergestreiften Muskelfasern (Arch. f. Physiol., Bd. LH, 



p. 201). 



[Eingegangen am 20. Juli 1893.] 



