166 Zimmermann: Dr. M. Küster's Mikroskopir-Object-Hohlkugeln. X, 2. 



Verschiebung erleichtert wird. Wie uns mitgetheilt wird, soll jedoch 

 den letzten beiden Uebelständen dadurch abgeholfen werden, dass eine 

 Metallplatte mit passendem Ausschnitt beigefügt werden wird, auf welcher 

 gleichzeitig eine Schraubvorrichtung .zum Hin- und Herschieben der 

 Hohlkugeln angebracht ist. Auch sollen letztere durch einige feine 

 Linien auf der Peripherie des Glases in bestimmte Beobachtuugsfelder 

 eingetheilt werden. 



Erwähnen möchte ich nun schliesslich noch, dass die Anwendung 

 des AsBE'schen Beleuchtungsapparates bei den Hohlkugeln aus nahe 

 liegenden Gründen unmöglich ist. Nun wird allerdings angeführt, dass 

 „sich die Hohlkugel-Präparate durch einfache Füllung mit stark licht- 

 brechenden flüssigen Medien brillant beleuchten lassen". Abgesehen 

 davon, dass diese Füllung ein immerhin relativ zeitraubendes Verkleben 

 der Hohlkugeln nothwendig macht, leistet dieselbe aber natürlich nicht 

 so viel als ein guter Condensor, der einen Lichtkegel von viel grösserem 

 Oeffnungswinkel liefert. Immerhin ist der mit Hilfe der Hohlkugeln 

 zu erreichende Oeffnungswinkel in der That grösser als bei der aus- 

 schliesslichen Beleuchtung mit dem Spiegel. 



Nach Allem glaube ich somit zu der Ansicht berechtigt zu sein, 

 dass die KüsxER'schen Object-Hohlkugeln in der Form, in der sie jetzt 

 vorliegen, zu einer allgemeinen Anwendung nicht empfohlen werden 

 können. Immerhin ist es aber nicht ausgeschlossen , dass dieselben 

 nach Anbringung einiger Verbesserungen in manchen Fällen gute Dienste 

 zu leisten im Stande wären, und es schien mir somit auch geboten, auf 

 dieselben an dieser Stelle aufmerksam zu machen. 



[Eingegangen am 5. Juni 1893.] 



