X, 2. Referate und Besprechungen. 259 



ragende obere Ende der in der Flasche lose stehenden Pipette über- 

 gestülpt wird. Csaplewslii {Hamburg). 



Drossbacli, P., Aus der bacteriologischen Praxis (Centralbl. 

 f. Bacteriol. u. Parasitenk. Bd. XII, 1892, No. 19 p. 653). 



Dkossbach empfiehlt zur Ausdehnung des Plattenverfahrens auf 

 feste Nährböden jeder Art folgende Methode : 



Die Verdünnungen werden mittels keimfreien Wassers vorge- 

 nommen und diese selbst in geringer Menge auf die in passenden Schäl- 

 chen mit niedrigem Rande ausgebreiteten Nährsubstrate (z. B. erstarrtes 

 Hühnereiweiss, Blutserum, Seidenleim, Kleber, Pflanzenalbuminate) aus- 

 gegossen und darauf durch vorsichtiges Hin- und Herneigen vertheilt. 

 Die dünne Wasserschicht wird unter der Glocke einer gut arbeitenden 

 Luftpumpe verdampft, wobei darauf zu achten ist, dass der Nährboden 

 nicht vertrocknet. Da die sich entwickelnden Colonieu alle oberfläch- 

 lich liegen, zeigen sie meist ihr charakteristisches Bild. Ausserdem ist 

 dadurch das Abimpfen erleichert. C^aphwsJci {Hamburg). 



Frieilricli, P., Eine Heizvorrichtung des Mikroskopes zu 

 bacteriologischen Untersuchungen (Arbeiten a. d. 

 Kais. Gesundheitsamt Bd. VIII, 1892, p. 135). 



Fbiedkich giebt, durch mehrfache Anfragen veranlasst, eine Be- 

 schreibung seiner Heizvorrichtuug für Mikroskope, welche er seinerzeit 

 in der Ausstellung des X. Internationalen Medicinischen Congresses 

 zuerst demonstrirte. Der Apparat besteht im wesentlichen aus einem 

 nach vorn offenen und hier durch eine Spiegelglasscheibe abgeschlossenen 

 Luftbade, welches durch einen Wassermantel mit Heizung von unten 

 durch einen Mikrobreuuer auf 37" erwärmt wird. Der dazu nöthige 

 Wasserbehälter ist aus Kupfer, die übrige Verkleidung aus Holz. Die 

 Wärmeregulation erfolgt durch einen Lothak Meyer - REiCHEEx'schen 

 Thermoregulator, im Wassermantel findet ausserdem ein Thermometer 

 Aufnahme. Die Schraube für grobe Einstellung und die Mikrometer- 

 schraube sind von aussen erreichbar, im Uebrigen steht das Mikroskop 

 in dem Luftbade. Die Bewegung des Präparates erfolgt von links 

 durch einen seitlichen verschliessbaren Ausschnitt. 



Mit dem beigegebenen Mikrobrenner ist in 30 bis 35 Minuten die 

 Temperatur von 37" auf dem Objecttisch erreicht. Dass dies that- 

 sächlich der Fall ist, controllirte Friedkich durch das Eintreten völliger 

 Schmelzung leicht schmelzbarer Körper wie Caprinsäure, Rindstalg und 

 Menthol, welche als „hängende Tropfen" im hohlen Objectträger unter 



17* 



