300 1^31,1: Neues grosses Mikrotom von C. Reichert in Wien. X, 3. 



herausziehbar und am unteren Ende mit Gewinde versehen, um, wie 

 bei Zeiss, daselbst Objective sehr langer Brennweite anschrauben zu 

 können. Die Tischöflfnung kann — was bei photographischer Wieder- 

 gabe gros 'er Uebersichtspräparate nützlich ist — durch Herausnahme 

 eines von oben einzulegenden Diaphragmas auf 32 mm Durchmesser 

 vergrössert werden. Der Drehtisch lässt sich durch eine Bremsvorrich- 

 tung beliebig feststellen, der Spiegel ist leicht ganz zu entfernen, und 

 der umgelegte Oberkörper des Mikroskopes ist durch Drehen an einem 

 Hebel unverrückbar festzustellen. Endlich ist dem Instrument ein achro- 

 matischer Condensor hoher numerischer Apertur beigegeben. Wie Alles, 

 was aus der WiNKEL'schen Werkstätte hervorgeht, zeichnet sich auch 

 dieses Instrument durch sauberste Arbeit und gefällige Form aus. 



Der Preis des Statives einschliesslich des neuen beweglichen 

 Tisches, mit Irisblende etc. beträgt (ohne Schrank) 320 Mark. 



Göttingen, 20. September 1893. 



lieber ein neues grosses Mikrotom 



für Gehirnsclmitte von 0. Reicliert in Wien, 



nebst einschlägig^en tecLniscben Notizen. 



Von 



Privatdocent Dr. J. Pal 



in Wien. 



Hierzu zwei Holzschnitte. 



Die Herstellung von totalen Durchschnitten durch das menschliche 

 Gehirn begegnet grossen Schwierigkeiten. Die ersten ergeben sich 

 schon bei der Härtung, da es bekanntlich nicht immer gelingt, ein Ge- 

 hirn in gleichmässiger Weise durchzuhärten. Noch grösser sind aber 

 die Schwierigkeiten bei der Anfertigung und endlich bei der Bergung 

 der mülievoll erzielten Schnitte. Es ist mir nun mit einem neuen Mi- 

 krotom, welches im Institut des Herrn C. Reichert unter der speciellen 

 Leitung des Herrn B. Lohe, auf meine Anregung hin gebaut wurde, ge- 

 lungen, Durchschnitte durch beide Hemisphären mit Leichtigkeit zu er- 



