X, 3. Behrens: Neue Apparate von R. Winkel in Göttingen. 293 



mehrfach besprochen worden, zuerst von Giesenhagen *, dann von 

 Beenhaed^. Der Letztere erkannte richtig, dass nur ein gegen das 

 Mikroskop unverrückbares Zeichenbrett seinem Zwecke entsprechen 

 kann. Aber auch durch die von ihm angegebene Form scheint mir die 

 Aufgabe nicht gelöst zu sein, ich kann mich, wie gesagt, nicht für eine 

 Vorrichtung erwärmen, die dem Arme nicht die nöthige Stütze und die 

 nöthige Ruhe bietet. Nach meiner Meinung muss die Vorrichtung dem 

 Zeichner gestatten, beim Zeichnen mit derselben Bequemlichkeit zu 

 sitzen wie etwa am Schreibtische, indem beide Arme der Tischplatte 

 aufliegen. Das Zeichnen mit allen hierzu dienenden Vorrichtungen 

 ist an sich unbequem, und man soll, glaube ich, nicht durch eine un- 

 natürliche Stellung des Zeichnenden diese Beschäftigung zu einer un- 

 ausstehlichen machen. 



Mein Mikroskopirtisch besitzt eine Vorrichtung, welche sich auch 

 bei Benutzung des vorstehend beschriebenen Apparates als sehr brauch- 

 bar erwies, und der ich mit einigen Worten gedenken will. Zwar 

 kann man nur dann dieselbe zum Zeichnen benutzen, wenn der Spiegel 

 des Zeichenapparates die 45 "-Stellung einnimmt; ist aber der Spiegel- 

 arm zu verlängern und zu verkürzen wie beim WiNKEL'schen Ap- 

 parate, so wird man kaum je eine andere Stellung nöthig haben, 

 und eigentlich ist ja jede andere Spiegelstellung zu verwerfen. Der 

 Tisch besitzt eine nicht polirte, eichene Platte, aus derselben ist vorn 

 in der Mitte ein quadratisches Stück von 25 X 25 cm herausge- 

 schnitten und dadurch eine ca. 10 cm tiefe Versenkung erzeugt, auf 

 deren wagerechtem Boden die Mikroskope zu stehen kommen, so dass 

 dann der Objecttisch des Mikroskopes sich in der Höhe der Tischplatte 

 befindet. Ursprünglich wurde diese Einrichtung getroffen um, auf dem 

 Stuhle sitzend, auch mit grossen Stativen beobachten zu können. Es 

 zeigte sich bald, dass man mit dieser Vorrichtung bequem mit Hülfe 

 des Zeichenprismas nach Abbe zeichnen könne, indem man das Zeichen- 

 papier mit Heftzwecken rechts neben dem Ausschnitt auf der Tischplatte 

 befestigt (es hat dann Objecttisclihöhe) und das Mikroskop in der 

 Versenkung möglichst weit nach rechts schiebt. Durch passende Länge 

 der Spiegelstange war dann ausnahmslos das zu zeichnende Bild zu 

 entwerfen. Bei dem vorliegenden Apparat kann man stets mit der 

 Spiegelstellung von 45 *> zeichnen. Kommt es auf die Vergrösserung 



•) Giesenhagen, Ein Zeichenpult für den Gebrauch am Mikroskope (Diese 

 Zeitschr. Bd. VH, 1890, p. 169). 



-) Beunhard, W., Ein Zeichentisch für mikroskopische Zwecke (Diese 

 Zeitschr. Bd. IX, 1892. p. 439). 



