294 Behrens: Neue Apparate von R. Winkel in Göttingen. X, 3. 



nicht genau an, so kann man verfahren wie beschrieben; ist die Ver- 

 grösserung genau innezuhalten , so muss je nach dieser i;nd der 

 Länge der Spiegelstange die zeichnende Fläche erhöht oder erniedrigt 

 werden, was an dem beigegebenen Zeichentischchen nicht möglich ist. 

 Ich verfahre bei meinem Tische so, dass ich eine Millimetertheilung als 

 Object einstelle, die Millimetertheilung ist auf ein Blatt Papier in der 

 angewandten Vergrösserung entsprechend vergrössert aufgezeichnet; ich 

 schiebe dann unter das Papier einige ungebundene Bücher, bis der ver- 

 grössert gezeichnete Maassstab sich mit dem als Object benutzten deckt. 

 Die als Unterlage dienenden Bücher können ja durch Drahtstiftchen 

 oder Holzleistchen festgelegt werden, und ebenso das Papierblatt, auf 

 dem die Zeichnung entworfen werden soll, indem man es in der Mitte 

 knickt und in das darunter befindliche Buch hineinhängt. Meist aber 

 wird man auf der Tischplatte selbst zeichnen können und bestimmt 

 hinterdrein die wirkliche Vergrösserung. 



Bei den schwächeren Lupenvergrösserungen des Apparates ist das 

 zu zeichnende Object nicht nur bei einer Einstellung scharf, sondern 

 bei verschiedeneu innerhalb einer gewissen, für jede Vergrösserung 

 anderen Zone. Diese wird bedingt durch das Accomodationsvermögen 

 des Auges, sie schwankt daher auch etwas für jeden Beobachter. Bei 

 der Lupenvergrösseruug 5 und das Auge des Verf. beträgt diese Acco- 

 modationstiefe noch 18 mm, daraus geht hervor, dass man mit dieser 

 Lupe auch körperliche Gegenstände, deren Dicke 18 mm nicht über- 

 schreitet, zeichnen kann. Das Zeichnen körperlicher Gegenstände wird 

 ja vom Mikroskopiker seltener geübt werden, aber trotzdem kann es 

 häufig genug von Nutzen sein. Embryonalstadien, Entwicklungsstadien 

 niederer Thiere, ganze niedere Thiere werden bisweilen vom Zoologen 

 wiederzugeben sein, Entwicklungsstadien von Blüten etc., niedere Pflan- 

 zen u. a. vom Botaniker. Derartige Objecte lassen sich je nach ihrer 

 Natur in flachen Glaschälchen (z. B. den sogenannten PETBi'schen 

 Schälchen der Bacteriologen) in Flüssigkeit auf den Objecttisch stellen, 

 oder sie können an Nadeln oder feine Drähte gespiesst und auf einen 

 flachen , auf den Objecttisch gelegten Korkstöpsel gesteckt werden. 

 Das letztere empfiehlt sich auch für entomologische Arbeiten, wenn es 

 gilt, ein ganzes Lisect bildlich wiederzugeben, was, mit genauer Inne- 

 haltung sämmtlicher Verhältnisse, sehr leicht mit unserem Apparate ge- 

 schehen kann, nur muss in diesen Fällen die Zeichenfläche durch ein 

 vorgestelltes Stück Pappe oder dergl. noch besonders verdunkelt werden. 

 Für solche Zwecke würde es sich empfehlen, noch eine Vorrichtung an- 

 zubringen, welche erlaubte, den körperlichen Gegenstand schräg von 



