434 Köhler: BeleuchtungsverfaLren f. mikrophotographische Zwecke. X, 4. 



Für mikrophotographische Zwecke sind zur Zeit vorwiegend Be- 

 leuchtungsmethoden im Gebrauch, die darauf hinzielen, ein Bild der 

 Lichtquelle in der Objectebene zu entwerfen. Dieselben haben bei Ver- 

 wendung von Lichtquellen, die keine homogene lichtstrahlende Fläche 

 bieten, den Nachtheil, dass die völlig gleichmässige Beleuchtung eines 

 auch für schwächere Vergrösserungen ausreichend grossen Gesichtsfelds 

 eine ziemlich schwierige Sache ist. 



Man sucht in diesem Fall die erforderliche Gleichmässigkeit zu 

 erreichen, indem man die Lichtquelle indirect, d. h. mit matter Scheibe 

 verwendet, oder dadurch, dass man mittels geeigneter Blenden nur 

 einen kleinen, ganz gleichmässig leuchtenden Theil derselben zur Wirk- 

 samkeit kommen lässt. Das erstgenannte Mittel ist natürlich mit Licht- 

 verlusten verknüpft und nur dann anzuwenden, wenn die Lichtquelle 

 eine ausreichende Intensität besitzt, und auf die zweite Art ist bei 

 manchen sonst recht geeigneten Lichtquellen (Zirkonlicht und AuER'sches 

 Gaslicht) eine gleichmässige Erhellung schwer oder gar nicht zu er- 

 zielen, wenn man nicht auf die ganz scharfe Einstellung verzichtet. 



In diesem Fall ist aber schon ein Uebergang zu den Vorrichtungen 

 der zweiten Art gegeben, die überhaupt für die gleichmässige Beleuchtung 

 eines ausgedehnteren Sehfeldes günstigere Bedingungen darbieten. Sie 

 finden deshalb hauptsächlich dann Anwendung, wenn auf die Erfüllung 

 dieser Anforderung besonderer Werth gelegt werden muss. Dies ist 

 der Fall bei der Projection makroskopischer Objecte mit durchfallendem 

 Licht (Scioptikon, Vergrösserungsapparate für Photographien) und bei 

 der Projection mikroskopischer Objecte mit ganz schwachen Systemen 

 (Projectionssystem von 70 und 35 mm von Zeiss), ebenso gebraucht 

 auch Selenka den Beleuchtungsapparat seines Projectionsmikroskops 

 für schwächere Vergrösserungen. 



Die charakteristische Lage des BiWes der Lichtquelle in oder nahe 

 der Austrittspupille ist in vielen Fällen schon dann erreicht, wenn man 

 die Lichtquelle in angemessener Entfernung hinter der Objectebene auf- 

 stellt. Diese Art der Beleuclitung ist jedoch für das Mikroskop kaum 

 verwendbar, weil bei der Mehrzahl der künstlichen Lichtquellen die 

 abbildenden Strahlenkegel dann zu eng sind, was einerseits eine zu 

 geringe Helligkeit, und anderseits — in Folge von Beugungserschei- 

 nungen — Undeutlichkeit des Bildes verursacht. Diesen Uebelständen 

 sucht man durch Anwendung von einfachen Sammellinsen oder be- 

 sonderen Condensorsystemen zu begegnen. 



Das Object befindet sich dann zwischen Condensor und Projections- 

 system, und die Stellung dieser Linsen und der Lichtquelle zueinander 



