X, 4. Köhler: Beleuchtungsverfahren f. mikrophotographische Zwecke. 435 



ist, wie schon oben angedeutet, so zu wählen, dass ein Bild der Licht- 

 quelle wenigstens annähernd in der Ebene entsteht, welche bei dem 

 normalen, vom Verfertiger vorgesehenen Gebrauch die gemeinsame 

 Basis aller von dem System aus nach den einzelnen Bildpunkten hinver- 

 laufenden Strahlenkegel ist, d. h. eben in der Austrittspupille des Pro- 

 jectionssysteras. 



Bei den Mikroskopobjectiven, die wir hier besonders berücksichti- 

 gen müssen, kann die wirkliche Austrittspupille je nach der Lage der 

 Iris an verschiedenen Stellen der Achse liegen; bei dem normalen Ge- 

 brauch des Mikroskops bei Tageslicht wird sie aber bei den mittleren 

 und stärkeren Objectiven meist durch ein Bild der lichtstrahlenden 

 Fläche (des Spiegels oder der Blende des Beleuchtungsapparats) ver- 

 treten, das in der Regel nahe der hinteren Brennebene des Objectivs 

 auftritt. Man wird also auch bei den genannten Objectiven das Bild 

 der künstlichen Lichtquelle in die Nähe der hinteren Brennebene ver- 

 legen dürfen. Dies tritt aber, wie leicht einzusehen, dann ein, wenn 

 sich die Lichtquelle nahezu in der hinteren Brennebene des Condensors 

 befindet. Die umstehende Figur kann zur Veranschaulichung des 

 Strahlengangs in diesem Fall dienen, wenn man vorläufig von allem 

 absieht, was sich unter der Linie AB befindet. L1L2 ist die Licht- 

 quelle. Sie befindet sich in der unteren Brennebene des Condensor- 

 systems C. ist die Objectebene, drei Punkte derselben sind mit 

 OiOOo bezeichnet. Die Lage des Objects ist hier so gewählt, dass es 

 sich ausserhalb der Brennweite des Condensors befindet, 'p ist das zur 

 Projection dienende Objectiv, es ist der Einfachheit halber angenommen, 

 dass sich seine hier gleichzeitig als Austrittspupille fungirende Iris J 

 in seiner hinteren Brennebene befinde. In dieser Ebene entsteht dann, 

 wie aus der Verfolgung des Strahlengangs ersichtlich, bei ^1 12 ein ver- 

 kehrtes reelles Bild der Lichtquelle L1L2. (Für unsere Zwecke können 

 wir den Einfluss, den die Objectstructur in Folge von Beugung, Brechung 

 und Absorption auf das Bild der Lichtquelle ausübt, ausser Acht lassen.) 

 Von diesem Bilde gehen die Strahlen weiter zu dem durch das Projec- 

 tionssystem entworfenen Bild der Objectstructur, das aus Raummangel 

 nicht mehr in die Figur aufgenommen worden ist. 



Der Oeffnungswinkel des Strahlenkegels, der die Objectebene in 

 der optischen Achse trifft, ist gleich dem Sehwinkel, unter dem das 

 vom Condensorsystem entworfene virtuelle, vergrösserte Bild der Licht- 

 quelle Xi X2 "^'on der Objectebene aus erscheint, derselbe kann regulirt 

 werden durch Blenden, die man dicht vor der Lichtquelle anbringt. 

 Voraussetzung ist jedoch, dass die Oeffnung des Condensors so gross 



28* 



