X, 4. 



Referate und Jiesi)rccliimgen. 



455 



Vorderseite (A /!') angelötliete Seite über cm lang ist, ein wenig 

 über den Mikruskoptisch hervorsteht und am Ende ebenfalls ein Maass 

 trägt. Die Dicke aller drei Seiten beträgt ungefähr 6 mm, ist also ca. 

 halb so gross als die der gewöhnlichen Mikroskoptische. Die Ober- 

 fläche der Seiten muss aber mit der des Tisches in einer Ebene liegen, 

 und diesem Zwecke dienen die kleinen Schildchen (b h b), deren über- 

 stehende Theile sich mit ihrer Unterfläche auf die Tischplatte legen. 

 Zur Befestigung des Apparates am Tische dienen die beiden Schrauben 

 (Fund F') an den Seitentheilen. Die Vorder- und rechte Seite tragen 



je eiue viereckige Platte {MM') in deren Mitte eine verschiebbare 

 Leiste eingelassen ist {B, it'), die ihrerseits wieder in einem centralen 

 Längskanale einen kleinen Maassstab tragen, der nach aussen zu in 

 eine Schraube endet, die durch eine Trommel (T T') verstellt werden 

 kann. Die Windungen der Schraube sind '^ mm von einander entfernt, 

 und auf der Trommel sind 100 halbe mm am inneren Rande so an- 

 gebracht, dass bei jeder Drehung der Trommel um einen Theilstrich 

 die Schraube um y^oo ^^^ fortbewegt wird. Auf den kleinen Maass- 

 stäben ist ebenfalls ein Maass in y, mm (Avie an den übrigen Stellen) 

 angebracht, wodurch die grösseren Verschiebungen registrirt werden 

 können, während die kleineren von der Trommel angezeigt werden. 



