X, 4. Referate und Besprechungen. 469 



dass, wenn viele Aufnahmen hintereinander zum Zwecke vergleichender 

 Messungen gemacht werden sollen, dass das Mikrometer öfter, einmal 

 am Anfange, einmal in der Mitte und schliesslich am Ende aufgenommen 

 werde, damit störende Einflüsse, die während der Dauer der Versuche 

 zur Veränderung des Plattenabstandes beitragen, ausgeschlossen werden 

 können. Namentlich die steigende Temperatur hat sich den Verff. als 

 ein nicht zu unterschätzender Factor erwiesen. Allerdings hat das mit 

 davon abgehangen, dass die Versuche in einem sehr engen Arbeitsraum 

 bei Ofenheizung gemacht wurden. So war an einem Tage die Tempe- 

 ratur allmählich von 12" auf 24" gestiegen, damit hatte sich dann auch 

 die Vergrösseruug gesteigert von 248'36 auf 248'47, auf 249-51 und 

 schliesslich auf 250, nach dreistündiger Arbeitszeit. Als die Witterung 

 draussen ein intensiveres Heizen nicht mehr erforderte, hielt sich die 

 Vergrösserung sehr constant auf 248*44. Die Verff. arbeiteten mit dem 

 grossen ZEiss'schen Apparate. Bei diesem lässt sich die ganze Camera 

 in einer Führung verschieben. Davor ist aber bei Aufnahmen für ver- 

 gleichende Messungen zu warnen, denn das ändert die Vergrösserung 

 ganz erheblich, selbst wenn ganz sorgfältig angebrachte Marken schein- 

 bar die völlige Restitutio ad integrum ermöglichen. Es ist demnach 

 am einfachsten, die Camera in eine solche Entfernung vom Mikroskop 

 zu bringen, dass der vordere, mit dem Lichtabschluss versehene Theil 

 bei vollem Auszuge ein für allemal die gleiche Stellung zum Mikroskop 

 einnimmt. Die Verf. benutzten stets den ersten Theil der Camera und 

 zogen ihn soweit aus als möglich. Bei directer Einstellung am Mikro- 

 skop brauchte man dann nur den vorderen Theil des Camerabalges 

 zurückzuschieben und hatte so genügend Raum. Ebenso muss das 

 Projectionsocular immer die gleiche Einstellung haben und die Tubus- 

 länge unverändert bleiben. Als Lichtquelle diente das Zirkonlicht mit 

 Sauerstoff. Der Beleuchtungskegel war der Apertur der jeweilig be- 

 nutzten ZEiss'schen Apochroraate angepasst (Apochromat 8 mm und 

 16 mm). Farbenfilter u. dgl. wurden nur bei künstlich gefärbten Ob- 

 jecten angewendet. Zur Projectiou diente das Projectionsocular 4. Die 

 Wölbung des Gesichtsfeldes ist bei den Achromaten leider so bedeutend, 

 dass immer nur ein kleiner Theil des Gesichtsfeldes benutzt werden 

 kann. Dass auch das Projectionsocular kein planes Gesichtsfeld hat, 

 kann man leicht erkennen, wenn man auf seine Blende ein Netzmikro- 

 meter auflegt und dieses durch Verschieben des Projectionskopfes auf 

 der Einstellscheibe scharf einstellt. So mussten die Verff. sich bei voll 

 ausgezogenem erstem Caraeratheil mit einem Gesichtsfeld von etwa 

 8 cm Durchmesser begnügen. Die Folge der Wölbung ist auf dem 



