X, 4. 



Referate und licsprcchungcn. 



541 



Im ersten Tlieil wird aiisfülirlif;li ein neues Universalgoniometer 

 beschrieben, das sich von den bisher gebrauchten wesentlich dadurch 

 unterscheidet, dass es aus zwei auf einander senkrechten Theilkreisen 

 bestellt. An Beispielen wird seine Anwendung erläutert. 



Im zweiten Tlieil wird ein Universaltischchen beschrieben, 

 das in Combination mit dem Mikroskop viele optische Bestimmungen 

 auszuführen gestattet. In dem jetzigen , vollständig ausgerüsteten 

 Polarisationsmikroskope' lässt sich das Präparat folgenden Bewegungen 

 unterwerfen : 



1) in seiner eigenen Ebene umdrehen (der Drehungswinkel lässt 

 sich ablesen); 



2) dem Präparat ist der Mikroskoptubus zu nähern und zu ent- 

 fernen, was gleichbedeutend ist mit der Verticalbewegung selbst. Die 

 Höhe der Verschiebung lässt sich an der Mikrometerschraube ablesen; 



3) lässt sich das Präparat den seiner Ebene parallelen Verschie- 

 bungen unterziehen. 



Das Präparat ist also -^^ ^ " 



bis jetzt sämmtlicher Be- 

 wegungen fähig, bei denen 

 seine Ebene senkrecht zur 

 optischen Achse des Tubus 

 bleibt. Die Bewegung 

 wird vollständig universal, 

 wenn dazu noch zwei 

 Drehungen hinzugefügt 

 werden um zwei zu ein- 

 ander senkrechte , der 

 Ebene des Präparats pa- 

 rallele Achsen, von denen 

 die eine immobil bleibt 

 und die andere sich in der 

 zur ersten Achse senk- 

 rechten Ebene dreht. Dies 



ist bei dem vom Verf. construirten „Universaltischchen" der Fall, das 

 beliebig auf den Tisch des Mikroskopes aufgesetzt und wieder abge- 

 nommen werden kann. Verf. hat es in zwei Arten ausführen lassen. 



Die Vorrichtung der ersten Art (Figur 1) besteht wesentlich aus 

 einer den Untersatz bildenden und einer zu ihr senkrechten Platte, 



1. 



') Cfr. diese Zeitschr. Bd. VllI, 1890, p. 330. 



