108 Referate. XXI, 1. 



Leiss, C. , Neues Kristallrefraktometer zur Bestim- 

 mung größerer und mikroskopisch kleiner Ob- 

 jekte nach C. Klein (Tschermak s mineral. u. petrogr. 

 Mitteil. Bd. XXIII, 1904, p. 51—58). 

 Durch die Anbringung einer Vorschlaglupe an dem (gebrochenen) 

 Fernrohr und einer Aushöhlung des Trägers der Abbe sehen Halb- 

 kugel wird es erreicht, -"^ daß das Präparat, dessen Brechungsexponent 

 bestimmt werden soll, in etwa zehnfacher Vergrößerung durch das 

 so als schwaches Mikroskop wirkende Fernrohr sowohl im durch- 

 fallenden als auch im reflektirteu Licht betrachtet, und daher ge- 

 nau zentriert werden kann. Schädliches Nebenlicht (z. B. bei Unter- 

 suchung eines Gesteinsschliffes das von den benachbarten Körnern 

 anderer Mineralien kommende), kann durch eine Irisblende beseitigt 

 werden ; so lassen sich — was der Verf. durch Angabe seiner Ver- 

 suchszahleu belegt — selbst an nur 1 mm großen Mineralkörnern 

 im Gestein die Brechungsexponenten bis auf wenige Einheiten der 

 vierten Dezimale genau bestimmen. Soll das Instrument auch zu 

 spezielleren kristallographischen Untersuchungen verwendet werden, 

 so läßt sich ein Okularspektroskop und Goniometerokular fast ebenso 

 bequem wie bei den älteren nur für größere Objekte benutzbaren 

 Modellen anbringen. E. Sommerfeldt {Tübingen). 



Schwarzmanii, M., Die Polarisationsbank für die mine- 

 ralogisch-optische S c h a u s a m m 1 u n g (Zentralbl. f. 

 Min. 1904, p. 830—333). 

 Da die Aufstellung einer größeren Anzahl solcher Apparate, 

 welche bisher zur Sichtbarmachung der kristalloptischen Erschei- 

 nungen gebräuchlich waren , in einer Schausammlung auf praktische 

 Schwierigkeiten stößt, empfiehlt der Verf. die Anfertigung einer ein- 

 zigen derartigen Vorrichtung , welche wegen ihrer relativ großen 

 Dimensionen eine ganze Anzahl von Präparaten aufzunehmen vermag. 

 Dieselbe wird von ihm als „Polarisationsbank" bezeichnet und be- 

 steht aus zwei sehr großen Glasplattensätzen (der Verf. empfiehlt 

 Scheiben von 14x60 cm Fläche und 1 mm Dicke zum Aufbau), 

 zwischen welche an denjenigen Stellen, wo Präparate im konvergenten 

 Licht betrachtet werden sollen, einfache Lupen eingeschaltet werden. 

 Es können so die Auslöschungslagen , Polarisationsfarben , Achsen- 

 bilder u. dergl. bei Kristallen sichtbar gemacht werden. Für die 



1) Vgl. diese Zeitschr. Bd. XIX, 1902, p. 265. 



