XXI, 1. Sanzo: Tre nuovi metodi per fissare e ritrovare im punto. 45 



destra a sinistra , ed nsaudo per di piü grandi porta-oggetti financo 



dal formato 100 X 40 mm. Queste dimensioni del vetrino sono 



raggiiiiigibili per il fatto che il marcatore e usabile tanto nella posi- 



zione della figura 11, quanto iu quella della figura 12. Essendo di 



50 mm la lunghezza interna wp del braccio B (vedi fig. 7) , cosi il 



marcatore sarä adattabile per vetrini limglii anche mm 50 X 2 



= 100 mm, Essendo poi la lunghezza interna mii del braccio A^ 



mm 35, e petendo la strisciolina di carta uscir fuori, senza derivarne 



errore , anche per 5 mm , cosi la larghezza del vetrino sottostante 



puö arrivare fino a 40 mm. Con porta-oggetti di siffatto formato il 



mio marcatore puö essere adoperato, come dicevo, anche su piatta- 



forme piccolissime larghe anche 6 cm. Nella peggiore delle ipotesi 



infatti il porta-oggetti si troverä a fuoriuscire sia a destra che a 



. . ^ ,. 100 — 60 ^,^^ - , 1 -1 + ^• 



sinistra di mm ^ == mm 20 ; e cio nel caso che il punto di 



osservazione si trovi suUa linea mediana del vetrino. Ora il mar- 

 catore puö sporgere bene di 20 mm fuori dalla piattaforma senza 

 cader giü, in modo che il braccio A di uno dei due telai possa 

 Stare a combaciare con il lato destro o sinistro del porta-oggetti. 

 Ciö e reso possibile dal fatto che i due bracci B q \e, due alette 

 che insistono suUa piattaforma offrono una resistenza maggiore della 

 forza con cui tenderebbe a cadere la parte del marcatore che si 

 trova a sporger fuori. — Si capisce che se il vetrino sarä spostato 

 maggiormente a destra, verrä a sporgere meno di 20 mm a sinistra 

 e viceversa : in ogni caso insomma in cui il punto di osservazione 

 non si trovi sulla linea mediana , il marcatore , da una delle due 

 parti, destra sinistra, nou si troverä mal a sporgere per piü di 

 20 mm. 



Da tutto quanto si e detto risulta: 



1° il marcatore da me ideato si adatta anche a modelli pic- 

 colissimi pur usando di vetrini dal formato 100X40 mm, 



2^ esso fa parte a se dal microscopio e non lo complica quindi 5 

 puö essere usato e tolto istantaneamente senza disturbare la posi- 

 zione del vetrino sulla piattaforma, 



3*^ si applica al vetrino anche quando questo non si trovi 

 disposto parallelamente al piano laterale del microscopista, 



4^ evita gli inconvenienti di quei metodi che si propongono dei 

 segni sia sul copri che sul porta-oggetti, 



h^ non da luogo a farsi alcuna lettura in millimetri e parti di 

 millimetro, 



