44 Sanzo: Tre nuovi metodi per fissare e ritrovare un punto. XXI, 1. 



del campo d'osservazione resterji , anclie qiuindo non si renda piii 

 visibile , ancora al centro di osservazione di un obbiettivo a minore 

 ingrandimento. Sirailmente uel ritrovare il suddetto punto si fa uso 

 prima di lenti piü lievi e poi , allontanato il marcatore , di lenti 

 piü forti. 



Nel preparare la strisciolina di carta, dove si ha da praticare 

 il forellino , giova dare ad essa una larghezza superiore , cosi ad 

 occhio , di ^/^ ad 1 cm , alla distanza che approsimativamente puö 

 avere il punto in osservazione dall'orlo anteriore del vetrino ; il 

 fiorellino si farä vicinissimo ad uno degli orli piü lunghi della striscia 

 di carta. In tale maniera, quando esso forellino sara al centro di 

 osservazione, il lato posteriore del vetrino sporgerä un po' fuori sotto 

 la carta di guisa che nel togliere il marcatore, possa il vetrino esser 

 tenuto fermo con le dita sulla piattaforraa , con il suo punto inte- 

 ressante ancora al centro d'osservazione , ove occorra per ulteriore 

 esame. 



Sulla strisciolina di carta, nella pagina opposta a quella ove si 

 trovano le due linee ed il cerchio con il forellino centrale, si puo 

 anche abbozzare il punto da ritrovare , scrivere le indicazioni rela- 

 tive al vetrino , annotare l'oculare e l'obbiettivo con cui era meglio 

 evidente il particolare interessante ecc. ecc. — Essa strisciolina puö 

 essere conservata o sotto il vetrino, o, ciö che torna meglio e sempre 

 fattibile , in apposita busta , dove tutte le striscioline conservate ab- 

 biano una numerazione progressiva a cui ci si possa riferire. Negli 

 istituti scientifici, ove annualmente si mostrano agli studenti, a scopo 

 dimostrativo , dei preparati microscopici , una simile raccolta di stri- 

 scioline poträ grandemente agevolare il compito di chi dove in pre- 

 cedenza preparare su diversi microscopi, i punti giä una volta trovati 

 come piü adatti alla dimostrazione da farsi ; e tutto ciö mediante 

 un solo esemplare del mio marcatore. II tavolino translatore invece 

 cosi come da Zeiss e Koristka viene costruito , a parte del suo 

 elevato prezzo, ed anche quando non faccia corpo col microscopio, 

 non puö giovare, nel caso suaccennato, che per il ritrovo di un sol 

 punto. Se volessimo infatti servircene su altri microscopi, bisogne- 

 rebbe per liberare il tavolino , togliere dalla propria posizione il 

 punto giji messo a posto per esser osservato. E bisogna aggiungere 

 che anche quando il preparato potesse rimanere in sito , il tavolino 

 translatore non e adattabile a tutti i van" modelli di cui puö disporre 

 un istituto. II marcatore da me ideato e adattabile invece financo 

 a modelli con piattaforma piccolissima, dalla larghezza di 6 cm da 



