XXI, 2. Köhler: Mikrophotographische Untersuchungen. 141 



Justierung des Okulars erforderlich. Zu diesem Zweck war die 

 Augenlinse des Quarzokulars — ähnlich wie die Augenlinse eines 

 Meßokulars — verschiebbar, und die Größe der Verschiebung konnte 

 an einer Skala abgelesen werden. 



Der erste Beleuchtungsapparat für ultraviolettes Licht. 



Der Beleuchtungsapparat war im Prinzip ebenso gebaut, wie der 

 früher von mir beschriebene. Selbstverständlich waren alle Linsen 

 und das Prisma aus Bergkristall, der Spalt war durch eine kleine 

 Irisblende ersetzt. Der Spaltkollektor bestand aus zwei Plankonvex- 

 linsen ; er entwarf ein schwach vergrößertes Bild des Funkens auf 

 der kleinen Irisbleude. Dieses Bild des Funkens projizierte der vor 

 dem Quarzprisma stehende Kollektor vergrößert in eine Entfernung 

 von etwa 1 m ; durch das Prisma wurde dieses Bild abgelenkt und 

 in eine Reihe Einzelbilder aufgelöst, die den verschiedenen Wellen- 

 längen entsprechen. Die Irisblende wurde soweit geschlossen , daß 

 die Bilder der einzelnen Liniengruppen in der Nähe der Liniengruppe 

 2 SO ju/u nicht übereinander griffen, sondern durch schmale dunkele 

 Zwischenräume getrennt waren. Später habe ich den Spaltkollektor 

 und die Irisblende weggelassen und den Funken selbst an die Stelle 

 des vom Spaltkollektor entworfenen Bildes gesetzt. Diese Ver- 

 einfachung habe ich dann auch bei dem später zu beschreibenden 

 neueren Modell des Beleuchtungsapparats beibehalten. 



Der Beleuchtungsapparat wurde wieder so aufgestellt, daß das 

 der Wellenlänge 280 /u/x entsprechende Bild des Funkens oder der 

 Irisblende auf das 1 m entfernte Mikroskop , und zwar gerade auf 

 die Öffnung des als Kondensor dienenden Objektivs fiel. Mit der Ein- 

 stellvorrichtung des Abbe sehen Beleuchtungsapparats wurde dieses 

 Objektiv dann so eingestellt, daß es ein stark verkleinertes Bild der 

 Prismenfläche in der Ebene des Objektes entwarf. Der von diesem 

 Bildchen bedeckte Teil der Objektebene wurde so ausschließlich mit 

 dem Licht der Liniengruppe 280 ju/u beleuchtet. 



Dieser hier kurz beschriebene Beleuchtungsapparat hat' später 

 in Verbindung mit einem vertikal stehenden Mikroskop zu Unter- 

 suchungen über die physiologischen Wirkungen des ultravioletten 

 Lichtes von der Wellenlänge 280 /u.ju gedient^; in der zitierten 



*) Hertel, E., Über Beeinflussung des Organismus durch Licht, speziell 



