144 Köhler: Mikrophotographische Untersuchungen. XXI, 2. 



Es wurden mm im August 1902 drei Objektive hergestellt, ein 

 Trockensystem und zwei Immersionssysteme. 



Das Troekensystem hat eine Brennweite von etwa 7 mm und 

 eine numerische Apertur von 0'39, das schwächere Immersionssystem 

 eine Brennweite von etwa 3 mm und eine numerische Apertur 0'85, 

 das stärkste Immersionssystem besitzt eine Brennweite von etwa 2 mm 

 und eine numerische Apertur 1'29. 



Die praktische Ausführung dieser Monochromate stellt an die 

 Geschicklichkeit desjenigen, der die Linsen herstellt, wie desjenigen, 

 der sie zu fassen und zu zentrieren hat, sehr hohe Anforderungen. 

 Die vorgeschriebenen Radien, Dicken und Abstände müssen mit sehr 

 großer Genauigkeit eingehalten werden , damit das System bei der 

 Prüfung, die selbstverständlich nicht bei Tageslicht vorgenommen 

 werden kann, ohne weitere Nachhilfe vollkommene Resultate ergibt : 

 durch Probieren, auf dem Wege des sogenannten Tatonnements, 

 würde sich die richtige Korrektion nur mit einem unverhältnismäßig 

 großen Aufwand von Zeit und Mühe erreichen lassen. 



Als Immersionsflüssigkeit wurde Glyzerin benutzt, dessen Brechungs- 

 exponent für Licht von der Wellenlänge 280 fxfx dem des amorphen 

 Quarzes durch Zusatz einer entsprechenden Menge Wasser gleich 

 gemacht war, bis auf kleine Abweichungen, durch die die letzte 

 Korrektion des Objektivs herbeigeführt werden kann. 



Die Deckgläser müssen für die Immersionssysteme natürlich aus 

 amorphem Quarz bestehen, da diese Objektive ja das Prinzip der 

 homogenen Immersion noch vollkommener verwirklichen, als die be- 

 kannten homogenen Immersionen. Für das Trockensystem sind auch 

 Deckgläser aus dem S. 142 erwähnten durchlässigen Glas zulässig. 



Bei den Versuchen, eine zur Prüfung dieser Objektive mit ultra- 

 violettem Licht geeignete Testplatte herzustellen, fand ich, daß auch 

 Mastix in sehr d ü n n e n Schichten noch hinreichende Durchlässig- 

 keit besitzt. 



Die Versuche mit der Kadmiumlinie / = 275 /i/^. 



Bei der strengeren Prüfung der Objektive zeigte sich nun, daß 

 die Bilder bei den stärkeren Okularvergrößerungen und bei empfind- 

 lichen Objekten nicht den Erwartungen entsprachen, die man nach 

 dem Ergebnis der Rechnung und nacli dem Grad der technischen 

 Vollendung zu hegen berechtigt war. Eine genaue Kontrolle zeigte. 



