XXI, 2. Köhler: Mikrophotographische Untersuchung'en. 145 



daß keinerlei Fehler in der Berechnung oder Ausführung vorlagen ; 

 die Schuld an der Unvollkommenheit trug vielmehr der zwar wohl- 

 bekannte , aber bis dahin nicht genügend beachtete Umstand , daß 

 die Magnesiumliuie nicht einfach ist, sondern aus mehreren Linien 

 von verschiedener Wellenlänge besteht. So gering nun auch die 

 Unterschiede der Brechungsexponenten für diese nahe bei einander 

 liegenden Linien sind , sie genügen , w4e auch die Rechnung nach- 

 wies, um zu bewirken, daß das Objektiv verschiedene, von den 

 einzelnen Komponenten der Liniengruppe herrührende Bilder in merk- 

 lich von einander entfernten Ebenen erzeugt : schon innerhalb dieses 

 ganz schmalen Spektralbezirks tritt also die chromatische Unter- 

 korrektion der Monochromate in Erscheinung. Nach verschiedenen 

 Versuchen fand ich eine Linie des Kadmiumspektrums, No. 17 nach 

 der von Mascart^ eingeführten Bezeichnung, Wellenlänge 275 ///*, 

 die den drei erforderlichen Bedingungen entspricht: sie ist erstens 

 genügend homogen, so daß das Bild nun keine merklichen chroma- 

 tischen Fehler mehr zeigen konnte , sie ist zweitens vollkommen 

 intensiv genug, wenn sie auch die Magnesiumlinien nicht erreicht, 

 und drittens kommt ihre Wellenlänge und ihr Brechungsexponent 

 dem für die Magnesiumlinie so nahe, daß man ohne erhebliche Ein- 

 buße an Bildqualität die für die eine Linie berechneten Objektive 

 mit der anderen benutzen kann. Das Bild wird ja bei der Wellen- 

 länge 280 ^/i nicht so gut sein, wie bei der Benutzung der Kadmium- 

 linie No. 17, aber die größere Intensität der Magnesiumlinien bei 

 280 uf-i kann in manchen Fällen, — z. B. bei Untersuchungen über 

 die Durchlässigkeit, die subjektiv, mit dem Fluoreszenzokular, aus- 

 geführt werden sollen , — den Mangel an Bildschärfe , zumal bei 

 schwächeren Vergrößerungen, reichlich ausgleichen. 



Das für die Magnesiuralinien korrigierte monochromatische 

 Trockensystem erwies sich auch für die Kadmiumlinie No. 17 noch 

 brauchbar, doch wurden auch noch drei neue Objektive speziell für 

 die Kadmiumlinie No. 17 von Dr. von Rohr berechnet. Bei diesen 

 neuen Systemen wurde die Abstufung der numerischen Aperturen 

 beibehalten, die Brennweiten jedoch kleiner gewählt, wie bei den 

 ersten für die Magnesiumlinie berechneten. 



Es geschah dies aus folgendem Grund. Bekanntlich liefert kein 



^) Mascart, E., Recherches sur la determination des longueurs d'onde 

 (Ann. d'ec. norm. t. IV, 18G7. Referat : Fortschritte der Physik Bd. XXIII, 

 1867). 



Zeitsohr. f. wiss. Mikroskopie. XXI, 2. 10 



