172 Walsem: Methode zur Aufhebung kleiner Zentrifugatmengen. XXI, 2. 



stellten Forderungen genügen wird , ist praktisch vollständig- davon 

 abhängig, daß er einerseits leicht beweglich ist, anderseits aber 

 weder Wackelungen in den Gelenken noch etwaige Biegungen ge- 

 stattet. Um letzterem umstand vorzubeugen, sowie um der Leichtig- 

 keit des Instruiueuts Vorschub zu leisten, empfiehlt sich am meisten 

 die Herstellung aus [_- förmig gebildeten Aluminiumstreifen. 



[Eingegangen am 9. Juli 1904.] 



Eine Methode zur Aut"liel)un2: kleiner Zentri- 



fugatmengen. 



Von 



Prof. (j. C. van VValsem 



in Leiden. 



Hierzu ein Holzschnitt. 



Es hat bekanntlich seine Schwierigkeiten, um kleine Mengen 

 von Zentrifugat in möglichst vollständiger Weise und möglichst un- 

 vermischt mit der Muttertlüssigkeit auf den Objektträger zu bringen. 

 Folgende Methode genügt beiden obigen Forderungen in ziemlich 

 vollkommener Weise. Ich benutze als Zentrifuge den Model Rapid U. 

 von F. HuGERSHOFF (Leipzig), welcher den Vorzug hat, daß sich die 

 Schnelligkeit nach Belieben steigern läßt, ohne daß man die Zentri- 

 fuge anzuhalten braucht. Aus den Messinghülsen, welche die Glas- 

 röhrchen behalten, habe ich unten an den gegenüberliegenden Seiten 

 zwei Fenster ausschneiden und den abgerundeten Boden eben machen 

 lassen. Dies bezweckt die Hülsen mit den Glasröhrchen ruhig auf den 

 Tisch hinstellen zu können, um bei durchfallendem Licht genau die 

 Stelle aufzusuchen, wo sich das Zentrifugat befindet. Um das Zentrifugat 

 aufzuheben, benutze ich eine gewöhnliche PRAVAzsche Spritze, welche 

 die Aufwärtsschiebung des Zylinders mittels einer Schraube gestattet. 

 Die Kanüle ist verhältnismäßig lang (etwa 4 cm) und der Durch- 

 messer des Lumens beträgt etwa 0"75 mm, während die untere 



