XXI, 2. Sommerfeldt: Mikroskop f. mineralogische UntersucUungen. 181 



oblige ä ime recherche histologique rapide, aiiisi qiie la oii ou doit 

 eviter autant que possible Taction prolongee de Talcool sur les tissus, 

 la Variante signalee peut etre employee avec profit. 



[Eingegangen am 30. Juli 1904.] 



Ein für mineralogische Untersuchungen bei hoher 

 Temperatur geeignetes Mikrosko]j. 



Von 

 Ernst Sommerfeldt 



in Tübingen. 



Hierzu ein H olz schnitt. 



Durch die Anbringung von Erhitzungsapparaten , Flüssigkeits- 

 gefäßen oder manchen anderen Hilfsvorrichtungen an mineralogischen 

 Mikroskopen wird die Drehbarkeit des Präparates fast stets be- 

 hindert , oft ganz unmöglicli gemacht. Da indessen nicht eigentlich 

 eine Drehung des Objektes selbst , sondern nur eine relativ zu den 

 Polarisatoren erfolgende Richtuugsänderung von Wichtigkeit ist , so 

 werden schon lange mineralogische Mikroskope mit gleichzeitig ro- 

 tierenden Nikols angefertigt, bei welchen eine gemeinsame Drehung 

 von Polarisator und Analysator um die Instrumentachse möglich ist, 

 ohne daß gleichzeitig der Winkel zwischen den Nikolhauptschnitten 

 oder die Stellung des Präparates die geringste Änderung erfährt. 

 C. Leiss ist es gelungen^ durch eine zweckmäßige Modifikation der 

 Zahnradübertragung, welche bisher meistens zur Verbindimg von 

 Polarisator und Analysator behufs gemeinsamer Bewegung angewandt 

 wurde , den toten Gang zu vermeiden und daher die notwendige 

 Genauigkeit bei der Messung der Bewegung zu ermöglichen. Der- 



1) C. Leiss, Neues Jahrb. f. Mineral. Beil. -Bd. X, 1895, p. 180 

 u. 412. 



