182 Öoiumerfeldt: Mikroskop f. mineralogische Untersuchungen. XXI, 2. 



selbe hat einige Mikroskopmodelle konstruiert, ^ bei denen auf die 

 Drehbarkeit des Präparates gänzlich Verzicht geleistet und durch 

 diejenige der Nikols ersetzt wird ; es zeichnen sich diese Stative zwar 

 durch Einfachheit der Handhabung aus , können aber , selbst wenn 

 die Übertragung eine vollkommen fehlerfreie Ablesung des Drehungs- 

 Avinkels gestatten würde, noch folgende schwer zu vermeidende Fehler- 

 «juelle bei quantitativen Messungen besitzen : Nur wenn beim Austritt 

 aus dem Analysator die Lichtstrahlen dieselbe Richtung erlangen, 

 welche sie vor dem Eintritt in denselben besassen , stimmt die am 

 Teilkreis abgelesene Drehung mit der faktisch eingetreteneu überein, 

 bei einem gewöhnlichen Nikolschen Doppelprisma ist aber diese Be- 

 dingung höchstens näherungsweise erfüllt. Auch genügt es keines- 

 w'egs, die Endflächen des Doppelprismas einander planparallel zu 

 machen , vielmehr kann dasselbe dennoch , falls zufälligerweise die 

 Kittschicht, welche die beiden P^inzelprismen verbindet, schwach keil- 

 förmig ist, ablenkend wirken. Da demnach die komplizierte Zahnrad- 

 übertragung oft eine nur scheinbare Uenauigkeitserhöhung bedingen 

 dürfte , bevorzugte ich die im folgenden zu beschreibende direkte 

 Verbindung der Polarisatoren, welche den besonderen Vorteil bietet, 

 in bequemer Weise sich in einen Objektdrehtisch umw^andeln zu 

 lassen, so daß es nach Belieben möglieh ist, entweder das Präparat 

 bei festbleibenden Polarisatoreu oder die beiden Polarisatoren ge- 

 meinsam oder einen derselben einzeln bei festbleibendem Präparat 

 um einen genau meßbaren Winkel zu drehen. In der Tat hatte 

 auch bereits Leiss, wohl unter Erkennung dieser und anderer Fehler- 

 quellen,- solche Mikroskope konstruiert, bei denen sowohl ein dreh- 

 barer Objekttisch, als eine Zahnradübertragung für die gleichzeitige 

 Drehung beider Nikols vorhanden ist ; die Modelle "^ sind aber wegen 

 des doppelten Drehmechanismus sehr kompliziert und die vielen 



^) Auch von anderer Seite sind derartige Mikroskope, jedoch mit einer 

 weniger vollkommenen Drehungsübertragung, in den Handel gebracht. 



-) Dieselben hängen mit den speziellen kristallographischen Eigen- 

 schaften stark doppeltbrechender Substanzen zusammen und bedingen, daß 

 besonders Licht, welches stark schräge einfällt, auch durch ein absolut 

 fehlerfreies Nikol einen anderen Austrittswinkel als durch eine planparallele 

 Platte erlangen kann. Die verschiedenartigen Ursachen für diese Ab- 

 weichungen lassen sich durch geeignete Wahl der Schnittflächen teilweise, 

 aber bei keiner der zahlreichen Konstruktionsarten alle gemeinsam ver- 

 meiden. 



^) Vgl. Leiss, Die optischen Instrumente der Firma R. Fuess, p. 198 ft". 



