XXI, 2. Souimerfeldt: Mikroskop f. minenilogische Untersuchungen. 183 



Attribute behindern schließlich eine bequeme Benutzung fganz ab- 

 gesehen von der sehr beträchtlichen Preiserhöhung). Der N'orteil 

 der liier beschriebenen Anordnung besteht demgegenüber darin, daß 

 dieselbe Drehungsachse und derselbe Teilkreis für beide Fälle 

 ausreicht ; sie ermöglicht als Objektdrehtisch benutzt die Genauigkeit 

 der gewöhnlichen Mikroskope, als Drehvorrichtung für die iSikols 

 benutzt , erscheint sie zwar bei bloßer Betrachtung der äußeren 

 Mechanik weniger vollkommen als die LEisssche, aber da in letzterer 

 die Sicherheit vor optischen Fehlern eine geringere als vor mecha- 

 nischen ist, so dürfte die faktische Leistungsfähigkeit der LEissschen 



Anordnung auch bei dieser Verweudungsart kaum der unsrigen über- 

 legen sein. Die letztere besitzt schließlich noch den Vorteil, daß sich 

 die verschiedenartigsten Nebenattribute, wie stereoskopische Wippen, 

 Elektrolyseure und anderes durch Klammern (von denen K in unserer 

 Abbildung ein Beispiel ist) bequem mit dem Stativ verbinden lassen. 

 Der Objektdrehtisch besteht aus einem festen Teilkreise, welcher 

 von einem den Nonius tragenden drehbaren Ringe R umgeben ist; mit 

 letzterem ist eine auf der Objektebene senkrecht stehende Stange -S' 

 verbunden, an deren einem Ende eine Zahn- und Triebbewegung für 

 den Polarisator N angebracht ist, während das andere Ende mittels 

 einer bei *S'j lösbar befestigten Querstange die Okularhülse ergreift 



