XXI, 2. Tuzson-Herrmann: Objekttisch mit Meßvorrichtung. 189 



Objekttisch mit Meß Vorrichtung (Schhttenmeßtisch). 



Von 

 J. Tuzson und M. Herrmaim 



in Selmeczbänya (Ungarn). 



Hierzu vier Holzschnitte. 



Unter den bekannten Verfahren zum Messen mikroskopischer 

 Objekte ist das gebräuchlichste und für feinere Messungen geeigne- 

 teste, jenes mittels des Okularmikrometers. 



Bei diesem Verfahren erhält man jedoch bekanntlich das 

 Messungsergebnis nicht unmittelbar, sondern man ist gezwungen mit 

 gewissen, je nach der verwendeten Okular- und Objektivlinse, sowie 

 Tubuslänge veränderlichen Umrechnungsfaktoren, beziehungsweise mit 

 Tabellen zu arbeiten, l'berdies erschweren die dichtgestellten Teil- 

 striche des Okularmikrometers die Wahrnehmung der Umrisse durch- 

 sichtiger, feinlinig begrenzter Zellen, Sporen u. dgl. ; die Beobachtung 

 in der Nähe der äußersten Teilstriche ist schwierig und nicht ganz 

 zuverlässig, und schließlich ist das Messen mit einmaliger Einstellung 

 nur möglich , wenn die Länge des Objektes kleiner ist als jene des 

 Okularmikrometers, während das Messen ausgedehnterer Gegenstände 

 ein wiederholtes Verschieben derselben erfordert , wobei man ge- 

 zwungen ist, in der Nähe des letzten Teilstriches am Objekte irgend- 

 eine Marke aufzusuchen, an die die weitere Messung sich anschließt ; 

 dadurch wird das Verfahren nicht nur umständlich , sondern auch 

 ungenau. 



Die Erwägung dieser Unzulänglichkeiten bewog uns zur Nach- 

 forschung nach einem Meßverfahren, das bei entsprechender Genauig- 

 keit, einfach zu handliaben und unabhängig von den verwendeten 

 Linsensystemen sei. 



Unsere, die Lösimg dieser Aufgabe anstrebende Vorrichtung, 

 beruht auf der Verschiebung des Objektes unter dem feststehenden 

 Fadenkreuze des Okulars, mittels geeignet konstruierter Mikrometer- 

 schraube und unmittelbarer Ablesung der Verschiebungsgröße. — 



