XXI, 2. Tuzson-Herrmann: Objekttisch mit Meßvorrichtung'. 



191 



Er bestellt aus dem drehbaren Objekttische A üblicher Kon- 

 struktion. Dieser (in der, unseren ersten Probeapparat darstellenden 

 Abb. 1 verhältnismäßig klein bemessene, in den übrigen Abbildungen 

 jedoch schon normal gezeichnete) Tisch ist nun mittels seines koni- 

 schen Hohlzapfens in den »Schlitten B spielfrei gelagert, welcher in 

 der Prisraenführung der mit dem Mikroskopstative unverrückbar ver- 

 bundenen Grundplatte C geradlinig verschoben werden kann. Die 

 beiden Backen der Prismenführung sind auf die Grundplatte auf- 

 geschraubt. Der Schlitten gleitet auf derselben mittels entsprechender 

 Arbeitsleisten und sind alle Aussparungen so bemessen , daß sowohl 

 der Gebrauch des Abbe sehen Beleuchtungsapparates unbehindert 

 bleibt, als auch eine Verschiebung aller bewegten Teile gegenüber 

 den feststehenden um 5 bis (3 mm ermöglicht wird. 



Die Verschiebung des Schlittens samt Drehtisch erfolgt mittels 

 der Mikroraeterschraube D. Die Mutter derselben ist mit der Grund- 

 ])latte aus einem Stücke gearbeitet, zur Entfernung des toten Ganges 

 geschlitzt und mit Spannschräubchen versehen. An das abgerundete 

 Ende der Schraube legt sich der Schlitten an und wird mittels 

 Feder und Stift E in jeder Stellung an dasselbe angepreßt, wodurch 

 erreicht wird, daß der Schlitten die bei Drehung der Schraube er- 

 folgende Längsverschiebung ohne Spiel sofort mitmacht und auch 

 die Schraube sich in der Mutter spielfrei bewegt. Schraubenachse 

 und Stiftachse fallen selbstverständlich in eine, die vertikale Mittel- 

 linie des Tisches schneidende Gerade, mit welcher auch die langen 

 Fülirungsprismen parallel liegen; dadurch wird das Ecken des Schlittens 

 vermieden und eine sanfte, stoßfreie Bewegung gewährleistet. — Be- 

 hufs Drehung der Mikrometerschraube ist auf ihr freies P^nde eine 



