196 Tuzson-Herimann: Objekttisch mit Meßvorrichtung. XXI, 2. 



Mikroraeterscliraube mit feststehender Mutter, hat sich also, wie 

 vorauszusehen war, auch in diesem Falle voll bewährt. 



Ad 3. Es wurde ein und dieselbe Länge (das nämliche Teil- 

 stück eines Objektmikrometers) wiederliolt gemessen und gefunden: 



Somit beträgt der wahrscheinliche Fehler einer der 

 10 (im allgemeinen der n) Messungen 



während der Fehler des Mittels 



f 



(p = —= = 0'05 ju 

 y n 



und somit der wahrscheinliche Wert des Mittels 



0-01009 + 0-00005 mm = 10-09 + 0-05 jli ist. 



Der Einfluß der bei der Objekteinstellung und Tromrael- 

 ablesung begangenen Fehler ist als ganz unwesentlich zu bezeichnen 

 und kann durch wiederholtes Messen und Bestimmung des Mittel- 

 wertes auf ein, jeder Bedeutung entbehrendes Maß herabgedrückt 

 werden. 



Äd 4. Vergleichsmessungen, an den nämlichen Objekten , ein- 

 mal mittels unseres Schlittenmeßtisches, dann mit dem Okularmikro- 

 meter vorgenommen, ergaben in jn folgende Reihen : 



