XXI, 2. Tuzson-Herrmann: Objekttisch mit Meßvorrichtung. 199 



absichtlich ohne allzu große Anstrengung des Auges 

 ausgeführt wurden, um dem beim gewöhnlichen mikroskopischen 

 Messen eingehaltenen Vorgange möglichst nahe zu kommen. 



Bezüglich des Zeitaufwandes muß folgendes bemerkt werden. 

 Selbstverständlich hängt derselbe von der Sorgfalt, mit der die 

 Messung ausgeführt wird, von der Zahl der Wiederholungen etc. ab. 

 Im Vergleiche mit dem Okularmikrometer hat man ferner zu unter- 

 scheiden, ob der Objekttisch mittels Schrauben verstellbar oder aber 

 fix ist und demnach das Präparat von Hand aus eingestellt werden 

 muß. Im ersten Falle ergab sich zugunsten unserer Vorrichtung 

 eine Zeitersparnis von 15 bis 20 vom Hundert, die im anderen Falle 

 jedenfalls erheblich ansteigen muß. 



Faßt man nun die vorstehenden Ausführungen zusammen, be- 

 rücksichtigt man jene Erleichterung, welche unsere Vorrichtung dem 

 beobachtenden Auge dadurch darbietet, daß das Objekt unter dem 

 sich in der Mitte des Gesichtsfeldes scharf abhebenden Faden dahin- 

 gleitet , und zieht man in Erwägung , daß die Verwendung einer 

 stärkeren als der uns zu Gebote gestandenen Vergrößerung die Ein- 

 stelluugsfehler, — eine tadellose Ausführung des Apparates, in dazu 

 geeigneten Spezialwerkstätteu aber die sonstigen Fehler noch herunter- 

 setzen muß, so bleibt kaum ein Zweifel darüber bestehen, daß mit 

 unserem Apparate die eingangs erwähnte Aufgabe des bequemeren, 

 direkten Messens gelöst erscheint. 



[Eingegangen am 9. August 190i.] 



