Band XXI. Heft 3. 



Mikrophotographische Untersucliuiigen mit ultra- 

 violettem Licht. 



Von 



LIBRARY 



Dr. August Köhler NEW YORK 



iu Jena. COTANICAL 



(Schluß.) üäROEN 



Die mechanische Einrichtung des mikrophotographischen 



Apparats. 



Soll die Einstellung , die man mit dem Sucher gefunden hat, 

 auch erhalten bleiben, wenn man die Kamera an dessen Stelle bringt, 

 so muß dieser Wechsel möglichst rasch , ohne jede Berührung des 

 Mikroskops und ohne Erschütterung des Apparats vor sich gehen. 

 Auf diese Möglichkeit ist bei einer gewöhnlichen mikrophotographi- 

 schen Kamera natürlich keine Rücksicht genommen, weil man ja auf 

 einer Mattscheibe oder auf der Spiegelglasscheibe erst einstellt, wenn 

 man die Kamera schon lichtdicht mit dem Mikroskop verbunden hat. 

 Aus diesem Grunde konnte ich auch die bei den schwachen Objek- 

 tiven benutzte Horizontal -Vertikalkamera nicht weiter gebrauchen. 

 Dagegen erfüllte diese Anforderungen aufs beste die schon seit 

 längerer Zeit von der Firma Zeiss regelmäßig gelieferte Vertikal 

 karaera. 



Eine vertikale Aufstellung des ganzen Apparates stellte sich 

 auch noch aus anderen Gründen als zweckentsprechend heraus. 



Zunächst gibt es wohl kaum Präparate, die bei wagrechter Lage 

 des Mikroskops aufgenommen werden müßten , dagegen eine erheb- 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XXI, 3. 18 



