458 Schläpfer: Über eine Modifikation der Cornetschen Pinzette. XXI, 4. 



Über eine Modilikatioii der Coruetschen Pinzette. 



Von 



V. Schläpfer, 



med. pract. in Zürich. 



Hierzu ein Holzschnitt. 



Bei einigen mikropbysikalischen Versuchen , die ich zu zell- 

 pbysiologischen Zwecken Gelegenheit hatte anzustellen und über deren 

 Resultat ich im Januarhefte 1905 des Archivs für EntAvicklungs- 

 mechanik berichten werde , sab ich mich genötigt , die bekannte zu 

 histologischen Färbezwecken benutzte CoRNETSche Pinzette so zu 

 modifizieren , daß damit die solide Fixation von Glaskapillaren er- 

 möglicht wurde. 



Über diese Modifikation konnte ich im Archiv für Entwicklungs- 

 mechanik an Hand einer Zeichnung nur kurz referieren. 



Da mir aber die Zange ausgezeichnete Dienste leistete und ihr 

 meiner Ansicht nach eine Bedeutung zukommen kann, die über den 

 Rahmen einer speziellen Arbeit hinausgehen dürfte , so scheint es 

 mir angezeigt, darüber auch an dieser geeigneteren Stelle zu be- 

 richten. 



Wie Figur A zeigt, ist der Bauplan derjenige der Cornet sehen 

 Pinzette. Die eine Hälfte des Instrumentes ist die Feder, die gleich- 

 zeitig zur Fixierung dient (s. unten). Die gleichlaugen Arme dieser 

 Feder sind von vorn rund abgeschnitten. Daran wird leicht drehbar 

 ein Endstück angebracht, dessen Greif kanten in zwei Hohlleisten 

 umgewandelt sind. Die Hohlleisten passen genau aufeinander und 

 bilden geschlossen im Profil eine Ellipse. An einem Ende des Feder- 

 arms ist eine Winkeleinteilung von 0*^ bis 90° angebracht, an der 

 sich ein markierter Punkt auf dem beweglichen Teil verschieben läßt. 



Durch Auf- und Zurückbiegen einer beweglichen Zangenbranche 

 läßt sich die Pinzette der Figur A rasch in den Sperrhaken der 

 Figur B umwandeln , ohne daß dabei die Solidität des Instrumentes 

 irgendwie leidet. Die Größe dieser Zange, die die Firma A. Haus- 

 mann , Sanitätsgeschäft in Zürich , aus Stahl mit Versilberung solid 



