460 Schlüpfer: Über eine Modifikation der Cornetsehen Pinzette. XXI, 4. 



Durcli Drehen der beiden Schenkel gegen die Vertikale ist es 

 außerdem möglich , den Abstand D in Figur B zu verkleinern und 

 so das Instrument den jeweiligen Verhältnissen gut anzupassen. 



3) Infolge der Hohlleisten ist die gerade Pinzette auch zu ver- 

 wenden als Halter von dünneren Reagensgläschen. "Werden die be- 

 weglichen Branchen etwas gedreht, so ergibt sich Figur A. 



Als Halter von kapillarausgezogenen Glasröhren nun scheint 

 mir die Pinzette spezielleres Interesse zu verdienen. Wird eine 

 kapillarausgezogene Glasröhre eingeklemmt, so kann das spitze Ende, 

 nachdem die Pinzette in die entsprechende Höhe zum Objekttische 

 gebracht worden ist , sehr gut in das Gesichtsfeld einer schwachen 

 bis mittelstarken Objektivlinse vorgeschoben werden. Wird die Kapilla- 

 rität mit Aqua destillata abgesättigt, so läßt sich leicht irgendein 

 chemisches Agens ohne irgendwelche störenden Nebenwirkungen zu- 

 führen. Währenddem der Tropfen Reagens in der Glasröhre her- 

 unter fließt und durch das Aqua destillata diffundiert, gewinnt man 

 Zeit, das Objekt genau einzustellen und die Reaktion abzuwarten. 

 Auch sind hierdurch irgendwelche störenden Nebenbewegungen der 

 Glaskapillare leicht zu vermeiden (vgl. Arch. f. Entwicklungsmechanik). 



Außer zu solchen mikrophysikalischen Versuchen ist das Instru^ 

 ment auch zu stalagmometrischen Untersuchungen sehr geeignet, eine 

 Untersuchungsmethode , auf deren Bedeutung , speziell für physio- 

 logische und biologische und auch klinisch -medizinische Zwecke, 

 neuerdings J. Traube aufmerksam macht in „Theorie der Osmose 

 und Narkose" und „Der Oberflächeudruck und seine Bedeutung im 

 Organismus", PflIjoers Archiv für die gesamte Physiologie, XI. u. 

 XII. Heft, p. 541—558, 559—572, 105. Bd. 1904. 



Ferner lassen sich mit einer speziell graduierten Glasröhre (siehe 

 Figur Ä) sehr gut voluminometrische Tropfenmessungen vornehmen. 

 Die Glasröhre A ist ca. 12 cm lang. In der Höhe von 10 cm ist 

 eine Marke angebracht, mit einer gegen die Spitze hin verlaufenden 

 Skala von 2 cm Länge. Das Kaliber der Röhre und der kapillaren 

 Ausflußöffnung sind bestimmbar. Die Röhre wird bis zur Marke A 

 gefüllt in beinahe horizontaler Lage , dann geneigt , bis unten ein 

 tropfenweiser Ausfluß beginnt. Am Sinken der Flüssigkeitssäule bei 

 jedem Tropfen läßt sich jlessen Volumen leicht bestimmen. 



Da nun die Tropfengröße auch durch den Flüssigkeitsdruck, 

 der gleich der Höhe H zu setzen ist, beeinflußt wird, so ist es mit 

 Hilfe der Winkeleinteilung ermöglicht , diese Höhe H konstant zu 

 erhalten. 



