282 Köhler: Mikrophotographische Untersuchungen. XXI, 3. 



Der Funkenständer hat im wesentlichen die Einrichtung einer 

 kleinen Handregulierlampe. Die Elektotroden sind Kadmiumdrähte, 

 deren Dicke etwa 2 mm beträgt. Sie werden, ähnlich wie die 

 Graphitstäbchen bei den besseren Bleistiftsorten, in Metallfassungen 

 an Elektrodenhaltern befestigt, deren Form aus der schematischen 

 Figur 7 zu erkennen ist. Diese Elektrodenhalter sind kleine Messing- 

 zylinder, die am einen Ende die Fassung für die Elektroden, am 

 anderen zwei Klemmen für die Zuleitungsdrähte tragen. Sie werden 

 iu zwei wagerechte, aus Vulkanfiber bestehende Arme des Funken- 

 ständers eingesetzt, von denen der obere dem unteren durch Zahn 

 und Trieb genähert werden kann. Die Länge des Funkens kann 

 auf diese Weise auf das richtige Maß, 1 — 2 mm, eingestellt werden, 

 und die obere Elektrode kann nachgestellt werden, wenn sich die 

 Funkenstrecke infolge des Abbrandes vergrößert. Durch eine 

 zweite Zahn- und Triebeinstellung können beide Elektrodenträger ge- 

 meinsam gehoben und gesenkt werden, um die Funkenstrecke 

 immer in die richtige Höhe zu bringen. Eine Verschiebung der 

 Funkenstrecke von rechts nach links ist nicht vorgesehen; die ent- 

 sprechende Bewegung des Funkenbildes wird besser durch Drehen 

 des ganzen Apparats um die unter dem Prisma P^ liegende Stell- 

 schraube bewirkt. 



Besonderes Augenmerk ist auf die Form der Elektrodenenden 

 zu richten. Am zweckmäßigsten habe ich die Meißelform gefunden, 

 die Schneide des Meißels parallel zur optischen Achse des Kolli- 

 mators gerichtet. Bei dieser Gestalt stört das Wandern des Funkens 

 am wenigsten. Am besten schärft man die untere Elektrode weniger 

 stark zu als die obere, damit sie nicht so rasch abbrennt; mau 

 braucht dann weniger oft nachzustellen. 



Bei Magnesiumelektroden verwende ich als untere ebenfalls 

 Draht, als obere aber Band, wie es zu den Magnesiumlampen be- 

 nutzt wird. Dafür muß natürlich der Elektrodenhalter besonders 

 eingerichtet sein. 



Der Kollimator ist in einen Projektionssystemträger eingeschraubt, 

 wie er für den großen Projektionsapparat von Zeiss gebraucht wird; 

 die Linse ist bei dieser Einrichtung auf einen Schieber aufgeschraubt, 

 so daß sie sich leicht herausnehmen und reinigen läßt, ohne daß da- 

 durch die Justierung des Apparats geändert wird. 



Die Prismen liegen in Fassungen, die auf dem quadratischen 

 Prismentisch ein für allemal in der richtigen Lage festgeschraubt 

 sind. Die Prismen selbst lassen sich jedoch nach Lösen einer Schraube 



