XXI, 3, Köhler: Mikrophotographische Untersuchungen. 285 



zu einem SiMONSchen Flüssigkeitsuuterbrecher^ aus zwei parallel ge- 

 schalteten Zellen, von denen eine bei J dargestellt ist. Jede Zelle 

 besteht aus einem großen Akkumulatorengefäß und einem darin 

 stehenden zylindrischen Porzellangefäß, dessen Wand ein rundes Loch 

 von etwa 1 mm Durchmesser besitzt. Beide Gefäße sind mit ver- 

 dünnter Schwefelsäure (150 ccm Schwefelsäure, ehem. rein, auf 3 1 

 destilliertes Wasser) gefüllt, die Stromzuleitung findet durch zwei 

 Bleielektroden statt. Eine Zelle wird nur mit etwa 1.5 — 2 Ampere 

 belastet, sodaß die Stromstärke im primären Stromkreis etwa 3 bis 

 4 Ampere beträgt; bei dieser verhältnismäßig kleinen Stromstärke 

 ist die Erwärmung der großen Flüssigkeitsmasse auch ohne beson- 

 dere Kühlung nur gering. 



Regulierbar ist der Unterbrecher nicht, eine Reguliervorrichtung 

 wäre auch für meine Zwecke überflüssig, da gerade eine möglichste 

 Unveränderlicbkeit des Unterbrechers wünschenswert ist. 



Der Unterbrecher steht außerhalb des Arbeitsraums, damit das 

 Geräusch und die sich entwickelnden Dämpfe nicht stören. 



Größere Energiemengen, als oben angegeben, zu verwenden, 

 bietet nach meinen Erfahrungen keine Vorteile, eher sogar Nachteile, 

 indem das Geräusch, das der Funke verursacht, zunimmt, und außer- 

 dem ein rascher Abbrand der Elektroden und ein stärkeres Flackern 

 des Funkens eintritt. 



Selbstverständlich können auch anders gebaute Induktorien, Unter- 

 brecher oder andere Stromquellen für den primären Strom verwandt 

 werden, wenn sie nur den Zweck erfüllen, der Leidener Flasche 

 Elektrizität von ausreichender Spannung in genügender Menge zuzu- 

 führen. Vor allem werden Einrichtungen, wie sie zum Betrieb von 

 RÖNTGEN-Röhren benutzt werden, bei passender Regulierung auch für 

 diesen Zweck gebraucht werden können. 



Die Präparate. 



Als Objektträger habe ich, wie schon mehrfach erwähnt, in 

 erster Linie senkrecht zur Achse geschliffene Plättchen aus Berg- 

 kristall benutzt. Um an dem immerhin kostbareu Material zu sparen, 

 habe ich ein kleines Format, 25 : 30 mm gewählt. Die Dicke betrug 



^) Simon, H. Th., Über eine Abänderung des Wehnelt sehen Strom- 

 unterbrechers (Elektrotechn. Zeitschr. Bd. XX, 1899). 



