286 Köhler: Mikrophotographische Untersuchungen. XXI, 3. 



ca. 0-5 mm. Um bequem und sicher mit diesen kleinen Plättchen 

 hantieren zu können, habe ich die von Heidenhain ^ angegebenen 

 Alumiuiumobjektträger angewandt. 



In manchen Fällen habe ich auch Objektträger aus durchlässigem 

 Glas angewandt. Das Format ist das gleiche, wie das der Quarz- 

 objektträger, die Dicke ist jedoch dieselbe wie bei den gebräuch- 

 lichen Deckgläsern. Bei dieser geringen Dicke ist die Absorption 

 des betreffenden Glases noch nicht störend. 



Notwendig ist die Anwendung dieser Glasobjektträger, wenn 

 es sich um Untersuchungen mit polarisiertem Licht handelt, wo die 

 Doppelbrechung und Zirkularpolarisation des Bergkristalls stören 

 können; auch für die Herstellung von Dauerpräparaten möchten sie 

 ihres immerhin niedrigeren Preises wegen den Vorzug verdienen. 



Für die Untersuchung solcher Objekte, die nicht als Dauerpräparate 

 aufbewahrt werden sollen, oder die auf einen anderen Objektträger 

 übertragen werden können, sind die Quarzobjektträger ihrer größeren 

 Widerstandsfähigkeit wegen vorzuziehen. 



Amorphen Quarz habe ich nicht für Objektträger angewandt; 

 die Vorteile wären nicht groß genug, um die Benutzung so kost- 

 spieligen Materials zu rechtfertigen. 



Die Deckgläser müssen dagegen aus amorphem Quarz herge- 

 stellt werden, nur das Trockensystem würde auch die Anwendung 

 von Deckgläsern aus U V Glas zulassen. Es wäre natürlich nicht 

 unmöglich, die Immersionen für Deckgläser aus U V Glas zu korri- 

 gieren, die Dicke der Deckgläser müßte aber dann sehr sorgfältig 

 eingehalten werden, während sie bei amorphem Quarz innerhalb 

 weiter Grenzen schwanken darf, und es ist außerdem noch sehr 

 fraglich, ob man die gegenwärtig vorhandene Feinheit der Korrek- 

 tion überhaupt erreichen würde, wenn man ■ — was bei der Ver- 

 wendung von Glasdeckplättchen nötig wäre - — auf das Prinzip der 

 homogenen Immersion verzichtet. 



Auf die Herstellung der Präparate brauche ich kaum näher 

 einzugehen, da die zur Anwendung kommenden Einschlußmittel zum 

 Teil schon seit langem in der mikroskopischen Technik eingebürgert 

 sind. Zur Überführung der Objekte in Vaselinöl kann man Xylol 

 benutzen, man hat aber darauf zu achten, daß keine merklichen 



1) Heidenhain, M., Über einen gefensterten Objektträger aus Alumi- 

 nium zur Betrachtung des Objekts von beiden Seiten her (Diese Zeitschr. 

 Bd. XIII, 1896). 



