XXI, 3. Köhler: Mikrophotographische Untersuchungen. 289 



parate bedient man sich zweckmäßig ebenfalls der Heidenhai^ scheu 

 Objektträger. Man kann ein derartiges Präparat auch mit Kanada- 

 balsam auf eiuen gewöhnlichen Objektträger aufkitten und dadurch 

 gegeu das Zerbrechen schützen. 



Am einfachsten wäre es, das durchlässige Glasplättchen selbst 

 als Deckglas zu benutzen, indem man es mit der die Schnitte tragen- 

 den Seite auf einen gewöhnlichen Objektträger mittels Kanadabalsams 

 auf kittet; diese Methode hätte jedoch den Nachteil, daß die Schnitte 

 nun die Seite nach oben wenden, die bei der Aufnahme nach unten 

 gekehrt war. 



Präparate, die in Vaselinöl liegen, lassen sich ebenso beliandeln, 

 man löst nur das Deckglas in Xylol ab. 



Auch isolierte Elemente werden sich aut diese Art umbetten 

 lassen, wenn man sie nach dem von Gl. Regaud-^ angegebenen Ver- 

 fahren in ein dünnes KoUodiumhäutchen einschließt. 



Die Aufstellung und Handhabung der Apparate. 



Über die Aufstellung der ganzen Einrichtung gibt die schematische 

 Darstellung Figur 8 näheren Aufschluß. Sie ist in ^j-^^Q der natür- 

 lichen Größe entworfen. Die Apparate selbst sind nicht aufgezeichnet, 

 um die Figur nicht zu überladen, es sind vielmehr nur die beiden 

 Tischplatten a b c d und e f g h dargestellt, sowie die beiden Tische 

 oder Schränke, auf denen sie aufgestellt werden. Die Platte ab cd 

 trägt, wie Figur 4 zeigt, die Kamera und das Mikroskop, die Platte 

 e f g h, wie in Figur 6 dargestellt ist, den Beleuchtuugsapparat: 

 zieht man diese beiden Figuren zu Rate, so wird man sich leicht 

 orientieren können. 



Die Platte a b c d wird an der rechten vorderen Ecke eines 

 festen Tisches von gewöhnlicher Höhe oder eines Schränkchens von 

 gleicher Höhe aufgestellt, so daß die Seiten a und d den Tischkanten 

 parallel laufen. Die Platte efgh kommt dagegen auf einen zweiten 

 Tisch oder Schrank zu liegen, der ca. 23 cm niedriger ist als der 

 andere. Benutzt man einen Schrank, so kann man in diesem den 

 Induktor und die Leidener Flasche aufstellen. Neben dem Beleuch- 



^) Regaud, Cl., Le CoUodionnage des cellules (Diese Zeitschr. Bd. XXI, 

 1904, H. 1, p. 10). 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XXI, 3. 19 



