290 



Köhler: Mikrophotographische Untersuclmngen. XXI, 3. 



tnngsapparat, bei «, wird zweckmäßig auch der Ausschalter an- 

 gebracht, mit dem man den primären Strom öffnet oder schließt. 

 Zieht der Beobachter vor, im Sitzen zu arbeiten, so muß die 

 Höhe der beiden Tische etwa 10 — 20 cm niedriger gewählt werden, 

 da das obere Ende des Suchers, wie aus Figur 4 deutlich hervor- 



8. 



Schema für die Aufstellung des Apparats. Grundriß. 



(Vio nat. Größe.) 



ahc d Tischplatte für das Mikroskop und die Kamera mit den Unterlagen 

 für die Stellschrauben der Fußplatte und der Kamera; efgh Tischplatte 

 für den Beleuchtungsapparat mit den Unterlagen für dessen Stellschrauben : 

 i fluoreszierender Schirm; L^ L^ Lampe zur Beleuchtung des Präparats mit 

 weißem Licht; A Ausschalter für den Primärstrom des Induktors. 



geht, höher über die Oberfläche des Tisches zu liegen kommt, wie 

 das Okular eines unmittelbar auf der Tischplatte stehenden Mikroskops. 

 Den photographischen Apparat und den Beleuchtungsapparat auf 

 einen Tisch zu stellen — wobei der erstere natürlich einen 23 cm 

 hohen Untersatz erhalten müßte — halte ich nicht für ratsam, weil 

 dann leicht Erschütterungen von dem Beleuchtungsapparat auf das 



