XXI, 3. Köhler: Mikrophotographische Untersuchungen. 293 



Hat man sich einmal das Aussehen der beiden Spektra auf dem 

 Schirm i eingeprägt, so kann man sich hinfort leicht in den Spektren 

 der beiden Metalle orientieren und das richtige Funkenbild immer 

 wiederfinden. 



Ist der Apparat soweit eingestellt, so entfernt man den Schirm i. 

 Die Strahlen fallen dann auf das Prisma P (Fig. 4 u. 5 c) und wer- 

 den von diesem auf die Uranglasplatte TJr reflektiert, die in dem 

 Diaphragmenträger des Abbe sehen Beleuchtungsapparats liegt. Durch 

 eine geringe Verstellung des Kollimators K^ kann man das Bild des 

 Funkens dann wieder scharf einstellen und es durch Heben und 

 Senken der Funkenstrecke, sowie durch Drehen des Beleuchtungs- 

 apparats um die unter P^ liegende Stellschraube auf die Stelle der 

 Platte zu bringen, die durch die eingeätzte Kreilinie bezeichnet ist. 



Klappt man nun den Diaphragmenträger mit der Uranglasplatte 

 heraus, so sieht man durch das Mikroskop den mittleren Teil des 

 oben beschriebenen Präparats lebhaft grün fluoreszieren und man 

 kann leicht den Kondensor mit der Einstellung des Abbe sehen Be- 

 leuchtungsapparats fokussieren, so daß der fluoreszierende Fleck die 

 in Figur 5 b abgebildete Gestalt annimmt ; der Kondensor entwirft 

 dann das Bild der Prismenfläche, soweit diese nicht durch die Fassung 

 des Kollektors K.^ verdeckt wird, möglichst scharf in der Objekt- 

 ebene. 



Nun kann man das bis jetzt benutzte Objekt gegen das zu 

 untersuchende vertauschen. Bequem wird es sein, wenn man zu- 

 nächst noch bei sichtbarem Licht mit einem gewöhnlichen Achro- 

 chromaten oder Apochromaten die näher zu untersuchende Stelle im 

 Präparat aufsucht. Zu diesem Zweck stellt mau eine Lampe — eine 

 elektrische Glühlampe mit matter Birne oder eine AuERSche Gas- 

 glühlampe mit mattem Zylinder — bei L^ oder L^ (Fig. 8) auf. 

 Wenn sie bei L.^ steht, so muß sie natürlich entfernt werden, wenn 

 das ultraviolette Licht gebraucht werden soll, weil sie gerade zwi- 

 schen dem Prisma P und dem Kollektor K^ steht. Steht die Lampe 

 bei L^^ so kommt sie nicht in den Weg der ultra\ioletten Strahlen; 

 die von ihr ausgehenden Strahlen fallen allerdings auch nicht direkt 

 auf das Prisma P, sondern sie werden, wie in Figur ha durch den 

 punktierten Pfeil angedeutet ist, an der letzten Fläche des Prismen- 

 systems reflektiert und diese beiden Arten von Strahlen können un- 

 gestört nebeneinander ins Mikroskop gelangen. Die Anordnung ist 

 also ganz ähnlich wie bei den Skalenrohren der Spektroskope. 



Von dieser Möglichkeit beide Arten von Strahlen gleichzeitig 



