XXI, 3. Köhler: Mikrophotograpliische Untersuchungen. 297 



uud eine Ölimmersiou von der Apertur 1"30 bei gleicher und gleich 

 vollkommener Vergrößerung liefern würden. Ist ferner die Dis- 

 persion des Objekts und des Einschlußmittels verschieden, so kommen 

 noch Unterschiede dazu, wie man sie bei subjektiver Beobachtung 

 bei der Untersuchung eines Objekts in Einschlußmedien von ver- 

 schiedenem Brechuugsexponeuten feststellen kann. In sehr vielen 

 Fällen ist endlich die Durchlässigkeit der einzelnen Teile des Prä- 

 parats im ultravioletten Licht ganz anders abgestuft, wie im sicht- 

 baren Licht, und dann treten noch weitere Verschiedenheiten auf, 

 die analog sind den Unterschieden zwischen gefärbten und un- 

 gefärbten oder zwischen verschieden gefärbten Präparaten. 



Alledem gegenüber möchte es fast noch als das kleinere Übel 

 erscheinen, wenn bei der Benutzung des Suchers die feinsten Einzel- 

 heiten auf der fluoreszierenden Platte einfach durch deren Korn 

 unterdrückt werden. 



Im folgenden sollen die Ergebnisse einiger orientierender Unter- 

 suchungen beschrieben werden, die ich mit der neuen mikrophoto- 

 graphischen Einrichtung angestellt habe. Bei diesen Untersuchungen 

 konnte es natürlich nicht meine Aufgabe sein, neue, noch unbekannte 

 Strukturverhältnisse aufzuspüren : das nächste Ziel mußte vielmehr 

 das sein, zu ermitteln, wie sich bekannte Objekte mit dem neuen 

 Hilfsmittel darstellen. 



Bei allen hier wiedergegebenen Aufnahmen sind die wissens- 

 werten Mitteilungen über die Herstellung der Photogramme in den 

 Figurenerklärungen gemacht. Zunächst ist die Wellenlänge des an- 

 gewandten Lichts, 280 ///* bei dem Magnesiumfunken, 275 fxfx bei 

 dem Kadmiumfunken, angegeben, dann die Brennweite und die 

 numerische Apertur des Objektivs, die Nummer (Vergrößerung) des 

 Okulars, der Kondensor oder das als Kondensor dienende Objektiv 

 und dessen Apertur, sowie die Vergrößerung und die Expositionszeit. 



Das erste, was man von den neuen Objektiven erwarten darf, 

 sind Beweise für die Steigerung des Auflösungsvermögens. Ich habe 

 dafür das bekannteste Objekt, Pleurosigma angulatum gewählt, und 

 mußte mich auch auf es beschränken, da mir z. Z. keine anderen 

 passend präparierten Diatomeen zu Gebote stehen. Die üblichen, 

 zwischen Glas eingeschlossenen Präparate sind natürlich für diesen 

 Zweck unbrauchbar. 



Pleurosigma angulatum, Präparat von Thum in Leipzig, 

 in Luft, an das Deckplättchen angeklebt. Bei der Figur 1, Taf. I 

 dargestellten Aufnahme war die Apertur des beleuchtenden Strahlen- 



