XXI, o. Kohl: Der neue Leitzsclie uiikrophotographische Apparat. 307 



involvieren, der stets vom Übel ist. Der mikrophotographische 

 Apparat muß vielmehr ein für allemal zitterfrei an einem Ort mon- 

 tiert werden und daselbst zum Gebrauch nur für diesen Zweck so- 

 fort zur Disposition stehen. Nur dann braucht man ihn nicht jedes- 

 mal unter beträchtlichem Zeitaufwand von neuem zu zentrieren, für 

 die Aufnahme herzurichten und von all dem Ballast zu befreien, 

 mit dem er zu Projektionszwecken belastet werden mußte. Jeder, 

 der viel mikrophotographiert, wird mir zugeben, daß es wünschens- 

 wert, ja fast notwendig ist, den mikrophotographischen Apparat in 

 jedem Augenblick sozusagen „schußfertig" vor sich zu haben , will 



man nicht oft die disponible Zeit oder passende (Gelegenheit für die 

 Aufnahme ungenutzt verlieren. 



Mit einem solchen, nur einem Zwecke dienenden Apparat, hat 

 die berühmte optische Werkstätte von E. Leitz in Wetzlar soeben 

 die wissenschaftliche Welt beschenkt; ich habe denselben durch eine 

 ganze Reihe von Aufnahmen verschiedenartigster Objekte geprüft 

 und dabei seine unbestreitbaren großen Vorzüge schätzen gelernt 

 und möchte durch eine ausführliche Besprechung in dieser weit ver- 

 breiteten Zeitschrift dazu beitragen , diesem Apparat den wohl- 

 verdienten Einzug in die naturwissenschaftlichen und medizinischen 

 Institute zu erleichtern. 



Der Leitz sehe U n i v e r s a 1 - A p p a r a t (s. Eig. 1 ) ruht auf 

 einem vierfüssigen , mit zwei Stellschrauben .s ausgestatteten Metall- 

 gestell, dessen oberer Teil zwei parallellaufende zylindrische Rohre r t\ 



20* 



