310 Kohl: Der neue Leitzsche luikrophotographische Apparat. XXI, 3. 



wenn es sich um die Aufnahme von schwimmenden Organismen oder 

 von IVäparaten in flüssigen Einbettungsmedien etc. handelt. Auch 

 in diesem Falle ist die Möglichkeit gemeinsamer seitlicher Verschieb- 

 barkeit der drei fest miteinander vereinigten Teile : Lampe, Beleuch- 

 tungslinse und Mikroskop von großer Bedeutung. Bewegt man die 

 Tragplatte nach der Lampenseite bis zum Anschlag, so kann man 

 bequem die Einstellung des Mikroskops bewerkstelligen ; vorsichtiges 

 Zurückziehen der Tragplatte führt das Mikroskop unter die Kamera, 

 Senken des Objektivbrettes der Kamera bewirkt <lie lichtdichte Ver- 

 einigung von Mikroskop und Kamera. 



Figur 2 zeigt, wie man in diesem Falle mit schräg gestellter 

 Beleuchtungslinse das Licht der Lampe auf den geneigten Mikroskop- 

 spiegel leitet, welchen letzteren man beim Arbeiten mit der Horizontal- 

 kamera entfernt. Die Ferneinstellvorrichtung kann abgelöst und an 

 passender Stelle wieder an die Tragplatte angeschraubt werden. 

 Sehr deutlich ist in dieser Figur der Hebel ]i^ zu erkennen, durch 

 dessen Drehung die Kameratragrohre in ihrer seukrecliten Stellung- 

 festgeklemmt werden. 



Das von der Firma (". Lkitz dem Apparat auf Wunsch bei- 

 gegebene Mikroskop, an dessen Stelle natürlich auch jedes andere, 

 umlegbare Verwendung linden kann, ist speziell für photographische 

 Zwecke konstruiert, bietet aber auch zum gewöhnlichen Mikroskopieren 

 eine Menge bemerkenswerter Vorzüge. Es ist mit englischem schwarz 

 emailliertem Fuß ausgestattet. Der runde Tisch ist dreh- und zentrier- 

 bar. Der Tubus ist besonders weit, die Objektive (3, 6a und ^/j.> 

 Oliinmersion) sitzen an dreiteiligem Revolver. Der Beleuchtungs- 

 apparat besteht aus Zylinder-Irisblende, Kondensor mit Gelenk, aus- 

 klappbaren Blendenträger mit Irisblende und Plan- und Hohlspiegel, 

 welcher letztere leicht eingeschoben und entfernt werden kann, während 

 der ganze übrige Teil des Beleuchtungsapparates, um genaue VAn- 

 stelluug des Bildes der Lichtquelle zu gestatten , mittels Zahn und 

 Trieb verstellbar ist. 



Da man bei Verwendung von Sonnenlicht und anderen starken 

 Lichtquellen mit Vorteil monochrome Lichtfilter (grüne, blaue, gelbe, 

 je nach Tinktion der Präparate) einschaltet, um die Expositionszeit, 

 die sonst mitunter nur Bruchteile einer Sekunde beträgt , etwas zu 

 verlängern und diese dadurch leichter und sicherer abschätzen zu 

 können und da selbst möglichst vollkommen achromatische Objektive 

 niclit imstande sind, alle von den versclnedenen Spektralfarben natur- 

 gemäß in verschiedenen parallelen Ebenen entstehenden scharfen 



