312 Kolli: Der neue Leitzsche mikrophütographisclio Apparat. XXI, ;>. 



makroskopische Aufualinicn von in Spiritus liegenden Objekten 

 (Embryonen etc.) , von frischen oder getrockneten Blüten, Früchten 

 u. dgl. bei auffallendem Lichte machen. Bringt man auf einem der 

 Rohre r oder )\ , auf welchen die Tragplatte t gleitet, zwei Marken 

 an, welche von der optischen Achse der Vertikalkamera nach beiden 

 Seiten um je 13'3 cm abstehen, so kann man auch von den zuletzt 

 genannten Objekten st er e os ko p i s cli e Aufnahmen von brillanter 

 Wirkung machen, indem man die Tragplatte t mit dem Objekt 

 erst an die linke Marke, dann an die rechte Marke rückt und jedes- 

 mal ein Negativ herstellt. 



p]in nicht zu unterschätzender A'orteil der Mikrophotographie 

 besteht in der leichten und ungemein genauen Bestimmung der er- 

 zielten Vergrößerung, da man auf der \'isierscheibe und noch besser 

 am fertigen Bilde die erforderliclien Messungen exakt vornehmen 

 und sicher sein kann, vollkommen richtige Daten zu erhalten. Man 

 legt ein Objektivmikrometer auf den Objekttisch und stellt ohne 

 Okularbenutzung bei bestimmter Balglänge (vielleicht 50 cm) auf die 

 Teilung des Mikrometers scharf ein , mißt sodann den Abstand von 

 fünf oder zehn Teilstrichen auf derselben und kann durch Vergleich 

 mit dem Maßstabe sofort die Stärke der Vergrößerung angeben. Da 

 sich nach bekanntem geometrischen Lehrsatz die Durchmesser von 

 zur GrnndHäche parallelen Kegelschnitten wie ihre Abstände von 

 der Kegelspitze (in diesem Falle die Bildabstände) verhalten, so er- 

 hält man die Vergrößerung bei 1 cm Balglänge, wenn man den ge- 

 fundenen Wert durcli 50 dividiert und für jede Ijeliebige Balglänge, 

 wenn man die zuletzt resultierende Zahl mit der Balglänge multi- 

 pliziert. Bei Benutzung des Okulars hat man dieselben Messungen 

 bei bestimmter Tubuslänge vorzunehmen, nur daß man jetzt, bei 

 gleicher Bilddistanz (50 cm) den Balg um die Tubusläuge weiter 

 ausziehen muß , weil die Spitze des austretenden Lichtkegels jetzt 

 nicht mehr im Objektiv, sondern in unmittelbarer Nähe der hinteren 

 Okularlinse liegt. Man stellt das Mikrometer scharf ein und milit 

 die Vergrößerung wie oben. Es ergibt sich nun leicht das Ver- 

 hältnis, in welchem die Vergrößerungen eines Objektivs mit und ohne 

 Okular stehen. Mit dem resultierenden Koeffizienten multipliziert 

 man die ermittelten Vergrößerungswerte ohne Okular, um die A'er- 

 größerung der übrigen Objektive in A'erbindung mit diesem Okular 

 zu bestimmen. Mit Hilfe einer zusammengestellten Tabelle kann man 

 sich leicht über die im einzelnen Falle erzielte Vergrößerung, über 

 die zu wählenden Objektive und Okulare und über die nötige Balg- 



