436 Stuclnicka: Über die Anwendung des Abbeschen Kondensors. XXI, 4. 



präparieren will, legt man entweder beim aiifrechtstelienden Mikro- 

 skope mit einer Glasplatte auf die obere Fläche des hufeisenförmigen 

 Fußes des Mikroskopstatives , dessen Spiegel beseitigt wurde , oder 

 man arbeitet einfach an dem gewöhnlichen Arbeitstische vor dem 

 Mikroskopstative , dessen Oberteil man entsprechend geneigt hat. 

 Falls man beim durchfallenden Lichte arbeiten will , so kann man 

 sich so helfen, daß man das Mikroskop auf eine nicht zu hohe 

 Schachtel stellt, die in ihrem Innern einen Planspiegel enthält und 

 mit entsprechenden Öifnungen für die Lichtstrahlen versehen ist. 

 Auch jetzt kann man mit senkrecht stehendem, oder was bequemer 



Das umgelegte Mikroskop mit dem auf einem Stabe ab befestigten unteren 



Tische (Ob/) und dem Spiegel (%), F eine Klemmfeder, E der umgebogene 



Rand des Tisches, 5 Schraube, mit deren Hilfe die ganze Vorrichtung am 



Rande des Arbeitstisches des Mikroskopes befestigt ist. 



ist, nach hinten geneigtem Mikroskope arbeiten. Daß in letzterem 

 Falle die Ebene , in der das Objekt liegt , zu der optischen Achse 

 des Mikroskopes nicht senkrecht steht, schadet, wie man sich über- 

 zeugen kann bei den schwachen Vergrößerungen (Sfach bis lOfach), 

 die da zur Anwendung kommen, nicht. 



4) Mit der Hilfe des Abbe sehen Kondensors und des diesem 

 beigegebenen Planspiegels kann das aufrechtstehende Mikroskop leicht 

 in ein horizontales umgewandelt werden, imd man kann es leicht z. B. 



