464 Fuhrmann: Über Universal-Paraffineinbettungsthermostaten. XXI, 4. 



befindet sich eine zylindrische Einsenkung, in die das Einsatzgefäß E 

 sehr gut eingepaßt ist, so daß sich die Kupfer- und Glaswand innig 

 berührt. Die beiden Öffnungen dienen zum Füllen des Thermo- 

 staten und zur Aufnahme des Thermoregulators. Am Apparat be- 

 findet sich noch das Wasserstaudsrohr Z und ein Ablaufhahn H. 



2. 



Bei meinem Apparat mißt der untere VVärmraum R nur 5 cm in 

 der Höhe und 10 cm im Durchmesser. Die Größe ist also derart, 

 daß die gewöhnlichen blechernen Einsatzgefäße der Neaplerbäder 

 leicht hineingestellt werden können. Wird der Thermostat aber in 

 Kursen oder bei Übungen verwendet , wo eine größere Anzahl von 

 Studenten gleichzeitig einbettet , empfiehlt sich für den Wärmkasten 

 die eckige Form und der Einbau eines größereu Wärmraumes i?, 



