XXI, 4. Fuhrmann: Über Universal-Paraffineinbettungsthermostaten. 465 



vielleicht 14 bis 16 cm im Geviert. Der Raum für das Einsatz- 

 gefäß bleibt aber gleich , da ein größeres ungleichmäßig erwärmt 

 würde und überdies sehr dickwandig sein müßte , um den großen 

 Druck aushalten zu können. 



Den zweiten Bestandteil bildet das runde, ziemlich starkwandige, 

 gläserne Luftverdünnungsgefäß £", welches in den oberen Teil des 

 Wärmkastens gut passend eingesetzt ist. Es hat einen sehr gut auf 

 den nach außen vorspringenden Rand aufgeschliffenen Glasdeckel P, 

 der nach oben gewölbt ist und zwei tubusartige Ansätze T trägt. 

 In der Zeichnung ist die Wölbung nicht wiedergegeben. Die beiden 

 Tuben dienen zur Aufnahme des Thermometers, welches durch einen 

 durchbohrten Gummistopfeu luftdicht eingesenkt ist, und des Eva- 

 kuierungsansatzes, bestehend aus einem Glasrohr, welches zwei seit- 

 liche mit Glashähnen verschließbare Rohransätze trägt und nach 

 oben in ein geschlossenes Quecksilbermanometer übergeht (siehe Fig. 2). 

 Mit einem in zwei Teile zerschnittenen Linoleumdeckel, der auf den 

 Rand r aufliegt, kann der Einsatz bedeckt werden. 



Diese Anordnung gestattet eine konstante, leichte Kontrolle der 

 im Innern des Gefäßes stattfindenden Vorgänge , ohne die Tempe- 

 ratur durch Herausnahme des Gefäßes ändern zu müssen oder die 

 Evakuierung zu unterbrechen. Im unteren Raum, dessen Temperatur 

 um 2 bis 3 Grade höher ist, als im Einsatzgefäß, kann das zum 

 Eingießen der Objekte nötige Paraffin in Glasdosen oder blechernen 

 Gefäßen flüssig erhalten werden. 



Figur 2 zeigt uns den zusammengestellten Apparat , der auf 

 einem Eisendreifuß ruht und durch einen Miniatur-Bunsenbrenner ge- 

 heizt wird. Wir sehen die Tür, welche in den unteren Wärmraum 

 führt , oben ragen der Regulator , das Thermometer und der Luft- 

 verdünnungsansatz mit den Glashähnen und dem Manometer vor. 

 Der Schlauch zur Luftpumpe ist weggelassen , ebenso die doppelte, 

 mit Wasser gefüllte Vorlage^ zwischen Pumpe und Ansatzrohr des 

 Evakuierungsaufsatzes , deren Einschaltung unbedingt zu empfehlen 



^) Die Vorlage besteht aus zwei dickwandigen Flaschen , die durch 

 Kautschukstopfen mit doppelter Bohrung verschlossen sind. In jede Flasche 

 führen zwei Glasrohre , von denen das eine bis zum Flaschenboden reicht, 

 während das andere nur in den Flaschenhals ragt. Die beiden langen 

 Rohre werden durch einen dickwandigen Gummischlauch (Druckschlauch) 

 verbunden, ein kurzes Rohr mit der Pumpe, das andere mit dem Eva- 

 kuierungsansatz des Thermostaten. Die mit der Pumpe in Verbindung 

 stehende Flasche ist mit Wasser halbvoll gefüllt. 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XXI, 4. 30 



