466 Fuhrmann: Über Universal-Paraffineinbettungsthermostaten. XXI, 4. 



ist, weil sie einerseits ein Zurücksteigeu des Wassers verhindert, 

 anderseits das in ihr befindliche Wasser die Paraffindämpfe konden- 

 siert und so unliebsame Störungen vermeidet, die durch Verstopfen 

 der Wasserstrahlpumpe mit Paraffin entstehen. 



Mit meinem Apparat, dessen Einsatzgefäß eine Temperatur von 

 58 bis 60*^ C. aufweist, pflege ich nun gewöhnlich folgendermaßen 

 einzubetten. Nachdem die Stücke aus dem absoluten Alkohol ins 

 Xylol kommen, wärme ich sie vor, indem ich die Dose mit Xylol 

 oder Toluol auf den Deckel des Apparates stelle und dann die 

 Stücke hineinbringe. Hier erwärmen sie sich während der Zeit des 

 Aufhellens auf ungefähr 40*^ C. Objekte, deren kleinster Durch- 

 messer 4 bis 5 mm nicht überschreitet, sind in längstens einer halben 

 Stunde aufgehellt und genügend vorgewärmt. Dann hebe ich den 

 ganzen Glaseinsatz heraus, indem ich ihn an einem Tubus aufhebe. 

 Der Deckel haftet so fest, daß das Eiusatzgefäß sicher nicht abfällt, 

 weil ich als Dichtungsmittel sehr zähes , gewöhnliches Lanolin be- 

 nütze. Alle anderen, leicht in Temperaturen von 60^ C. schmelzen- 

 den Fette sind nicht zu verwenden, da sie ganz flüssig werden und 

 nur sehr schlecht dichten. Nach Abheben des Deckels bringe ich 

 die Objekte in das Paraffin, das in Glasdosen im Einsatzgefäß immer 

 bereit steht. Das Einsatzgefäß wird nun verschlossen , der Luft- 

 zuleitungshahn geschlossen und der Hahn zur Pumpe geöffnet. Je 

 nach dem Gewebe evakuiere ich mehr oder weniger, im allgemeinen 

 nicht über 40 mm Quecksilber. Von Zeit zu Zeit sehe ich nach, 

 ob noch Blasen aus den Objekten aufsteigen. Ist das nicht mehr 

 der Fall, so stelle ich die Pumpe ab, lasse sehr langsam Luft ein- 

 strömen und entnehme dann dem Einsatzgefäß die Dose mit dem 

 Objekt und gieße es in die Form ein. Auch für alle andern Ein- 

 bettungen verwende ich ausschließlich Paraffin, das wenigstens eine 

 Viertelstunde in möglichst luftleerem Raum war. Es ist dann viel 

 homogener und geschmeidiger beim Schneiden. 



Auf die Vorteile , welche die Einbettung im Vakuum bietet, 

 brauche ich nicht näher einzugehen, nachdem sie von Kolstek (1. c.) 

 genügend beleuchtet wurden. Schon der Umstand, daß die Gewebe 

 nur verhältnismäßig kurze Zeit einer Temperatur von 58 bis 60^ C. 

 ausgesetzt werden, ist schon ein sehr schätzbarer Vorteil, nachdem 

 wir wissen, wie tiefgehende Veränderungen manche Gewebe beim 

 üljlicheu Schmoren im Paraffinofen erleiden. Verzerrungen und Zer- 

 reißungen habe ich niemals bemerkt, obwohl ich Kontrolleinbettungen 

 mit Zedernholzöl als Vorharz ausführte, wobei ich in den erhaltenen 



