XXI, 4. Peiser: Ein Mikroskopierschirm. 469 



Die vertikale Stange ist aus Kupferdralit hergestellt, damit 

 sie nach Belieben gebogen werden kann und dennoch einen festen 

 Halt bietet. Sie ist an der mit Leder überzogenen Feder durch 

 eine Schraube befestigt , damit die Feder ausgewechselt werden 

 kann. Für Zeiss- und LEiTz-Tubus paßt ein Durchmesser der Feder- 

 krümmung von 2 cm. — Die Querstange ist eine hohle Messing- 

 röhre , um mit geringstem Eigengewicht dem Satin eine wenig bieg- 

 same Anheftung zu geben. Die Zwirnbrücke ist so angebracht, daß 

 der Satin nicht straff fällt, sondern ausgebauscht ist. Dies ist 

 besonders wichtig , weil dadurch zwischen dem Gesicht des Mikro- 

 skopierenden und dem Satin eine Luftschicht zirkulieren kann und 

 so eine lästige Erhitzung des Gesichts vermieden wird, — Satin ist 

 als Stoff gewählt, weil ein halb st elf er schwarzer Stoff erforder- 

 lich war. — Das Umschlagen des untern Teiles des Satins kommt 

 in Betracht, wenn während des Mikroskopierens gezeichnet oder ge- 

 schrieben werden soll. 



Der Schirm ist absichtlich möglichst leicht angefertigt worden ; 

 er wiegt 18^'., g. Er bietet die Vorteile des Mikroskopierkasteus 

 ohne seine Nachteile : während des Mikroskopierens ist Nebenlicht 

 so gut wie völlig abgehalten. Beim Aufschauen blickt das Auge 

 nicht in einen absolut dunkeln Raum , sondern in ein Halbdunkel, 

 so daß mit Erleichterung der Erholung des Auges die Gefahr der 

 nachherigen Blendung beim BUck ins Mikroskop auf ein Minimum 

 herabgedrückt ist. Ferner ist Zeichnen und Schreiben neben dem 

 Mikroskopieren nicht gehindert; der Schirm nimmt vom Arbeitstisch 

 keinen Platz fort. 



Ich hoffe mit dieser Mitteilung in erster Linie denen einen 

 Dienst zu leisten, welche längere Zeit in Anspruch nehmende 

 mikroskopische Untersuchungen vorhaben. 



[Eingegangen am 30. Januar 1905.] 



