XXX, 1. 



Kabscli: Technisches aus dem Laboratorium. 



69 



HiUe kompeudiöser , zierlicher, sauberer als wenn er etwa mit Gas 

 betrieben würde. Das zeigt sich an jenem kleinen Heizkästclien, 

 das kompendiöser nicht sein kann und dabei allen Anforderungen 

 genügt. Auch für das Paraffinbad gilt dasselbe. 



Der von dem leider so früh verstorbenen Professor Hahn in 

 München konstruierte Einbettungsapparat (diese Zeitsclir. Bd. XXV", 

 p. 184) läßt sich mit Hilfe einer elektrischen Heizvorrichtnng sehr ver- 

 einfachen. Der abgebildete Apparat ist ja selir einfach (Fig. 1), wird 



aber schwerfällig, wenn man genötigt ist eine Warmwasserquelle 

 vorzubauen, beim Fehlen einer ^A^arm Wasserleitung im Hause (Fig. 2). 

 Bei Benutzung eines elektrischen Piostes, wie ihn z. B. die Firma 

 Promethel-s liefert, fällt die ganze Hebeltretvorrichtung weg. Auf den 

 etwa 10 cm im Quadrat messenden Rost setzt man ein etwa ebenso 

 großes hohles Kupfergefäß von etwa 2 cm Höhe. Es besitzt ein 

 mit der Wasserleitung verbundenes horizontales Zuflußrohr, das 

 durch den Hahn von derselben abgesperrt werden kann, nachdem 

 das Kästchen gefüllt ist. Das Abflußrohr ist etwas nach oben ge- 

 richtet, so daß das Kästchen stets gefüllt ist. Der glühend gewordene 



