52 Neumayer: Ein elektrisch heizbarer Universalwärmeschrank. XXX, 1. 



kommen unabhängig aixfziistellenden Heizkörpers, welcher in der Art 

 einer elektrischen Heizplatte oder eines elektrischen Rechaud zu 

 bauen war. Dementsprechend besteht der Thermostat aus zwei 

 Teilen: 1) einem doppelwandigen Metallkasten (Fig. 1 A:) und 2) einem 

 Sockel (Fig. Ish, Fig. 2 und Fig. 3). Als Thermostatenkasten ist 

 jeder doppelwandige Wärmeschrank verwendbar, wie dieselben für 

 Gas- oder andere Heizart gebaut werden ; auch können bereits in 

 Betrieb befindliche, bisher mit Gas usw. geheizte Schränke von be- 

 liebiger Größe für den elektrischen Betrieb in der unten angegebenen 

 Weise adaptiert werden. Für eine bequeme und sichere Handhabung 

 des Kastens empfiehlt es sich, an zwei gegenüberstehenden Außen- 

 wänden einen Griff anbringen zu lassen. 



Der wichtigste Bestandteil des ganzen Instrumentes ist der 

 Sockel, wie derselbe in Figur Ish in Verbindung mit dem Wärme- 

 schrank /.', und für sich allein in der Figur 2 von vorne im Aufriß, 

 in der Figur 3 von der Seite abgebildet ist. 



Derselbe muß aus Kupfer hergestellt und in allen seinen Teilen 

 wasserdicht verlötet sein. Seine Flächendimensionen richten sich 

 nach dem jeweils zu verwendenden Thermostatenschrank , dessen 

 Boden möglichst dicht der Oberfläche des Sockels anzupassen ist. 

 An zwei gegenüberliegenden Seiten des Sockels sind solide Griffe 

 (Fig. 2 und 3 g) befestigt, so dass ein sicherer Transport des Instru- 

 mentes möglich ist. Von oben ist der Apparat durch zwei Platten 

 (Fig. 2 m und h) eingedeckt, von denen die eine, oberste (Fig. 2 m) 

 in der Figur einfach schraffiert, die Messinggußheizplatte, die andere 

 (Fig. 2 h)^ in der Figur gekreuzt schraffiert, den nach unten ent- 

 sprechend isolierten Heizkörper bildet. Dieser steht mit der Heiz- 

 quelle (Fig. Is) durch den Zuleitungsdraht (Fig. 2d) in Verbindung 

 und ist ebenso wie die Heizplatte in der Mitte von einer runden 

 Öffnung (Fig. 2 f/jj^) durchbrochen. Hier ist, im Niveau des Heiz- 

 körpers nach oben abschließend, eine kleine elektrische Glühlicht- 

 birne (Fig. 2 /} von etwa 4 Kerzen Lichtstärke in einem nach oben 

 offenen Metallgehäuse eingeschlossen. Dieser Beleuchtungskörper 

 ist an den Heizstromkreis unter Einschaltung eines Widerstandes 

 (Fig. 2 tv) angeschlossen und kann unabhängig von der Heizung 

 ein- und ausgeschaltet werden. Die von der Lampe ausgehenden 

 Strahlen beleuchten den in der Heizplatte und dem Heizkörper 

 befindlichen, runden Ausschnitt, welcher durch einlegbare Blenden 

 variiert und durch eine eingepaßte Glasplatte niveaugleich mit der 

 Heizplatte abgeschlossen werden kann. 



