XXX, 1. Pfeiffer R. v. Wellheim: Über Stereoaufnahmen. 3 



Vertikalcameras verwendet werden kann und auf einer Blenden- 

 verschiebung beruht, das S c h i e b e b 1 e n d e n v e r f a h r e n. 



Aus optischen Gründen halte ich das Spiegelverfahren für das 

 richtigere und ziehe dasselbe, obwohl es nur bei Vertikalcameras ver- 

 wendet werden kann , dem Schiebeblendenverfahren vor. Daher 

 behandle ich im nachstehenden nur das erste Verfahren ausführlich, 

 das andere dagegen kurz. 



Die Grundzüge der beiden Verfahren. 



a) Das Spiegelverfahren. 



Drehen wir den Mikroskopspiegel während der Betrachtung eines 

 Objektes im Mikroskope etwas nach rechts und links , so treten 

 nach Maßgabe der Drehung im Bilde deutliche parallaktische Ver- 

 schiebungen auf. 



Diese Spiegeldrehungeu und die durch dieselben hervorgerufenen 

 Bildverschiebungen bildeten den Ausgangspunkt für die folgenden 

 Versuche, welche mit senkrecht stehender Horizontal-Vertikalcamera, 

 der dazugehörigen optischen Bank und dem großen mikrophotogra- 

 phischen Stative (alte Type) von Zeiss vorgenommen wurden. 



Ich warf durch die mit der Beleuchtungslinse der optischen 

 Bank fest verbundenen Irisblende , welche auf ungefähr 5 mm ge- 

 schlossen wurde und von dem Planspiegel des auf der Fußplatte 

 der Camera aufgestellten Mikroskopes ungefähr 20 cm entfernt stand, 

 ein Strahlenbüschel der Lichtquelle auf die Mitte des Spiegels, leitete 

 dasselbe genau in die optische Achse des Abbe und des Mikroskopes 

 und lenkte es durch Spiegeldrehung symmetrisch nach beiden Seiten 

 ab, während ich ein im Mikroskop eingestelltes Objekt beobachtete. 

 Es zeigten sich dabei die früher erwähnten Bildverschiebungen und 

 war damit die Grundbedingung für ein plastisch Avirkendes Bild 

 wie beim GEBHARDTSchen Verfahren gegeben. 



Figur 1 stellt den Gang des zentralen und der durch Spiegel- 

 drehung symmetrisch nach rechts und links abgelenkten Strahlen- 

 büschel im Kondensorsystem des Abbe dar. 



Bei dieser Versuchsanordnung wird, wie schon oben angedeutet, 

 die Irisblende des Abbe gänzlich ausgeschaltet und die Einengung 

 des Strahlenbüschels sowie die seitliche Leitung desselben durch das 



1* 



