8 Pfeiffer R. V. Wellheim: Über Stereoaufnahmen. XXX, 1. 



■welcher wir den Spiegel für das erste auf der rechten Plattenseite 

 aufzunehmende Teilbild zu drehen haben? 



Wir bedienen uns dazu abermals des Blendenbildchens , aber 

 nicht desjenigen , welches wir im Gesichtsfelde des Okulares sehen, 

 sondern desjenigen, welches wir, wenn Avir das Objekt eingestellt 

 und das Okular entfernt haben, bei dem Hineinblicken in den Tubus 

 in der Objektivöffnung erblicken, und zwar ist uns für diese 

 Ermittlung die S t e 1 1 u u g des Bildchens fob rechts oder links gegen 

 die Peripherie der Objektivöflfnung) maßgebend, wenn wir den Spiegel 

 seitlich drehen. Der Spiegel ist für die erste Aufnahme auf der 

 rechten Plattenseite dann richtig gestellt, wenn das Bildchen auf 

 der richtigen, später anzugebenden Seite der ObjektivötFnung steht. 



Instrumentarium. 



Die instrumentarische Ausrüstung für das Spiegelverfahren ist 

 folgende : 



Vor allem ist eine genügend große , mit optischer Bank ver- 

 sehene Vertikalcamera nötig. 



In denjenigen Fällen, in welchen elektrisches Licht oder Gas- 

 glühlicht nicht zur Verfügung steht, kann Spiritusgasglühlicht bestens 

 empfohlen werden. Ich benütze eine solche Lampe (System Auer) 

 von 80 Normalkerzen Stärke mit einem großen , für Stundenbetrieb 

 ausreichenden Spiritusreservoir, 



Da der Privatmann selten Camera und Bank ständig aufgestellt 

 lassen kann, dieselbe meist jeweils zusammenstellen und wieder aus- 

 einandernehmen muß, so ließ ich mir, um diese Prozedur in wenigen 

 Minuten vornehmen zu können und der richtigen Lage der Camera 

 und der Bank zueinander gewiß zu sein , ein großes , schweres 

 Eichenbrett von 115 cm Länge, 45 cm Breite, S^/g cm Dicke (B"'ig. 2) 

 zurichten. Wie in der Figur ersichtlich ist , sind auf demselben 

 Leisten angebracht , in wxlche der Fußteil der Camera und die 

 optische Bank genau passen. Zwischen Fußboden und Eichenbrett 

 breite ich eine dicke, doppelt zusammengelegte Decke, welche genügt, 

 um die durch Schwerfuhrwerk verursachten Erschütterungen un- 

 schädlich zu machen. 



Weiters benötigen wir eine mit Irisblende versehene Sammellinse 

 (Beleuchtungslinse) von 10 cm Brennweite. Dieselbe ist auf der 

 optischen Bank mit Reiter und Stift befestigt, läßt sich auf derselben 



