48 Biildasseroni: Suirimpiego dei „Thermos" in ricerche biol. XXX, 1. 



simile gia preparato. Per facilitare l'evaporazione dello xilolo od 

 altro idrocarburo impiegato si puö praticare iin forellino nel tappo 

 a vite deir armatura metallica , ma spesso per le piccole dimeusioni 

 del pezzo questa* precaiizioiie noii e necessaria. 



Come ho gia detto in principio, qiianto maggiore e la capacita 

 del Dewar irapiegato tanto migliore e il resultato. Per gli usi di 

 tecnica microscopica e specialmente per i bagni di paraftiua sarebbe 

 secondo nie consigliabile l'uso di iin Dewar di forAa sferica, della 

 capacita di poco piü di un litro (diametro di circa cm 12*5), niunito 

 di un corto collo (vedi fig.). Questo breve collo che — per ridurre 

 al minimo possibile la soluzione di continuita nelle pareti del Dewar 

 — non dovrebbe avere un diametro troppo grande, iin diametro di 

 5 6 cm e gia siifficieute, si potn\ chiudere con nn buon tappo 

 di sughero o di gomma, con uno o due fori di calibro diverso 

 per introdurvi una o due provette , le quali si devono scegliere di 

 lunghezza di poco superiore al raggio interno del palloue (e percio 

 bene che il collo sia breve per non dover ricorrere a provette troppo 

 lunghe) , di modo che il loro fondo venga ad essere immerso nella 

 zona centrale della massa liquida, ad esser quindi protetto da uno 

 Strato liquido, a temperatura data, pressoche uguale in tutte le dire- 

 zioni. Tntto il pallone di vetro puo esser chiuso in un' armatura 

 metallica cilindrica o cubica , la quäle porti sul fondo un cuscinetto 

 di gomma, nei quattro angoli quattro cuscinetti di feltro , sui quali 

 si adagia il pallone, ed abbia la faccia superiore, articolata a mo'di 

 coperchio per poter al caso togliere fuori il Dewar, provvista al 

 centro di un tappo metallico a vite, sovrastante al tappo del Dewar 

 stesso, con un piccolo foro in alto. Un consimile recipiente costruito 

 da qualche casa che desse garanzia di buona scrupolosa costruzione 

 credo risponderebbe assai bene allo scopo e dall'uso di esso nei 

 casi, nei quali si puo sostituire alla stufe tta a paraftina, si avrebbero 

 vantaggi e per la sicurezza che i pezzi non verranno niai in nessun 

 caso sovrariscaldati e per la semplicita ed il minimo ingombro del 

 l'apparecchio, che non richiede sorgente calorifica speciale pel suo 

 impiego, e anche per il suo prezzo relativamente mite. 



R. Istituto di Zoologia degli Invertebrati in Firenze. — 

 18 Gennaio 1913. 



[Eingegangen am 25. Januar 19 1."].] 



